;394 A. F. S u n d e l l. 



aie Correctiuii wurde ~ — 0,26 und die Depression - 1 mm. bei Benutzung 

 der unteren Marke, also zJB — 0,on mm. Man kann somit das Vacuum noch 

 als hinreichend vollständig betrachten. Das Maximum der Depression trat 

 erst bei Compression bis zur oberen Marke ein. 



In der folgenden Tafel stelle ich diese Vergleichungen zusammen mit ei- 

 nigen, die gemacht \Yorden sind, nachdem das Barometer mit der ungetrock- 

 neten Luft des Zimmers gefüllt und nachher in der oben beschriebenen Weise 

 getrocknet und evacuirt worden war. Die Vei'gleichungen folgen in der Ord- 

 nung, in welcher sie genommen worden sind. Die Nummern 5—9 sind die 

 schon oben angeführten Vergleichungen. Die erste Columne enthält die direct 

 beobachteten Barometerhöllen, die zweite Columne die nach 1) berechneten 

 Correctionen JB; dann folgen die am Thermometer des Barometers abgele- 

 senen Temperaturen. Die letzte Columne enthält die Correctionen, die man 

 an die um zlB corrigirte und auf 0° C reducirte Barometei'höhe anbringen 

 muss, damit sie mit der gleichzeitig am Controllbarometer abgelesenen auf 0° C. 

 reducirten und für Instrumentenfehler corrigirten Barometerhöhe stimmen mag. 

 Diese Correction ist somit als den constanten Instrumentenfehler meines Baro- 

 meters zu betrachten. 



Der Mittehverth — 0,29 mm. stimmt vollkommen mit dem Mittel aus den 

 Vergleichungen- 5 — 8, bei welchen das Vacuum als vollständig zu betrachten 

 ist. Es ist hierdurch angezeigt, dass die Formel 1) ein hinreichend genaues 

 Resultat liefert, obgleich bei einigen Vergleichungen (1, 10, 11) die Compres- 

 sion des zurückgebliebenen Dampfes ziemlich nahe an den Sättigungspunkt ge- 



