396 



A. F. S u N n E L L. 



fertigung eines solclien Barometers den Theil 00' hinreichend gross (2 — 3 

 ccm.) nimmt. 



Will man dieses Instrument als Stationsbarometer anwenden, scheint es 

 überflüssig zu sein, dass der Schlauch 8 immer am Barometer befestigt bleibe. 

 Ich würde daher in solchem Falle die folgende Abände- 

 F's- - rung empfelilen. Die Barometerröhre DU Fig. 2 besitzt 



fo| am offenen Schenkel einen Tubulus KL, au welchen der 



Schlauch angebracht wird. Nachdem die Verschluss-Schraube 

 F entfernt worden ist, lässt man das (^)uecksilber in fei- 

 nem Strahle durch die Oeffnung bei /''hineinströmen. Wenn 

 die Quecksilberfläche den Tubulus K erreicht, fängt das 

 Quecksilber an, auch nach dem Schlauche und dem Eeservoir 

 Q, hinüber zu strömen. Dieses Reservoir ruht in einem 

 an das Brettchen des Barometers oder daneben an die 

 Wand befestigten Haltei- in solcher Höhe, dass die Queck- 

 silberfläche im offenen Schenkel DF bei einer gewissen 

 Marke M steht, wenn die nöthige Menge Quecksilber hin- 

 eingebracht worden ist. Jetzt wird F luftdicht geschlossen 

 und das Barometer in der früher beschriebenen Weise ge- 

 trocknet und evacuirt. Für Q braucht man noch einen 

 zweiten etwas tiefer befestigten Halter; stellt man Q in 

 diesen hinein, so sinkt das Quecksilber in FK nach der Ge- 

 gend von K und die Kugel A wird vom Quecksilber frei. 

 Die Schraube F bleibt dann einige Tage verschlossen, bis 

 es sich zeigt, dass die Depression li constant und somit 

 auch die Dampfmenge im Vacuum unverändert ist. Diese 

 Depression wird notirt und die Correction AB für den 

 Dampf damit nach 1) Ijerechnet. Man stellt jetzt Q in 

 den unteren Halter. Alles überflüssige (Quecksilber begiebt 

 sich nach Q und nach dem Schlauche und man kann die 

 Schraube F aufmachen. Die Luft strömt hinein; das Queck- 

 silber im oftenen Schenkel sinkt nach I> und steigt gleich- 

 zeitig eben so viel im luftleeren Schenkel. Das Quecksilber wird dann aus 

 Q herausgeleert und der Schlauch von KL entfernt. Das Barometer ist jetzt 

 fertig und wird als ein Heberbarometer benutzt. Für gewöhnlich hängt das 

 Barometer an der Wand in einer geneigten Lage; wenn aber die Barometer- 

 höhe bestimmt werden soll, stellt man es senkrecht. Die Kuppe im offenen 

 Schenkel kann sich somit an einer reinen Stelle der Röhre bilden. 



*is£/ 



