;J98 A. F. S u N D E L L. 



rührend, kann nur durch Vergleichung mit einem Normalbarometer bestimmt 

 werden (vergl. H. Wild, Neueste Form des Controllbarometers, Bulletin de 

 l'académie impériale des scienses de St.-Pétersbourg, Tome XI, S. 684, 686). 

 Will mau die Benutzung eines Holzbrettes vermeiden, was besonders für 

 ein Reiseinstrument wünschenswerth ist, kann man das ganze Röhrensystem in 

 eine Messingröhre einführen, nach dem Muster des ausgezeichneten Wild- 

 FüESs'schen Barometers. Nur muss man in diesem Falle statt der Kugel Ä 

 ein C3dindrisches Gefäss anwenden, um mit einer massig weiten Messingröhre 

 auszukommen. Zu den durchgehenden Schlitzen für die Ablesung der Baro- 

 meterhöhe kommen noch einseitige solche für Beobachtung der Depression in 

 B sowie für Ansicht des Theiles 00' Fig. 1 und des Reservoires C. Da Be- 

 wegungen des Schlauches S, welche im Freien schwer zu verhüten sind, die 

 Einstellungen auf die Kuppen erschweren könnten, sperrt man zweckmässig 

 den Schlauch etwas unter dem Barometerrohre mit Quetschhahn oder irgend 

 einer ähnlichen Vorrichtung vom übrigen Schlauche ab und fixirt am Messing- 

 rohre oder am Brette. Der so fixirte Theil kann den beweglichen Leder- 

 boden im WiLD-FuESs'schen Barometer ersetzen. Verkleinert man sein Volu- 

 men durch irgend eine Press-Schraube, so steigt das Quecksilber im Barome- 

 terrohr und man kann die untere Kuppe auf einen festen Nullpunkt einstellen. 

 Die Theilung kann somit au der äusseren Seite der Messingröhre angebracht 

 werden. 



Helsingfors, den 26 October 1885. 



