32 Theodoe Homén. 



als die Empfindlichkeit des Galvanometers, wie es gewöhnlich gebraucht wurde, 

 zu t<W reducirt war, einer Stromstärke von 1,79 X IGT 6 Ampère. Dies wurde 

 durch Versuche mit einem Normal-Daniell bestimmt, wobei die electromoto- 

 rische Kraft des Normal-Daniell gleich l,i Volt gesetzt ist. 



Die Intensität i des Stromes in der Entladungsrohre ist gleich der Stärke 

 des unverzweigten Stromes um die Stärke s des Zweigstromes durch die 

 Brücke vermindert. In die unverzweigte Leitung war nun ein Galvanometer 

 eingeschaltet. Auch dieser hatte einen Glockenmagneten und grosse Dämpfung. 

 Die Drahtwindungen waren aber nur 200, und bei stärkeren Strömen musste 

 noch eine Brücke vor dem Galvanometer angewandt werden. Der Abstand 

 zwischen Spiegel und Scala betrug 1972 mm und ein Ausschlag von 1 Sca- 

 lentheil entsprach ohne Brücke einem Strome von 6,8 X 10 -6 Ampère, mit Brücke 

 46 X 10~ 6 Ampère. 



Auf Grund der grossen Dämpfung in den Galvanometern stellte sich die 

 Nadel in diesen bei Veränderung der Stromstärke nach einer kleinen 

 Schwingung, welche bei diesen Glockenmagneten von ganz kurzer Dauer 

 ist, also nach zwei bis drei Sekunden, in die neue Ruhelage. Hierdurch konnte 

 die Stromstärke beinahe sofort nach der Schliessung des Stromes gemessen 

 werden, was, um eine durch einen dauernden Strom verursachte starke Er- 

 hitzung des Gases und der Electroden zu vermeiden, bisweilen nothwendig ist. 

 Nur hierdurch konnten die Beobachtungen zu höheren Drucken geführt wer- 

 den. "Weiter konnte die Stromstärke in dem Falle, dass Schwankungen des- 

 selben eintraten, in jedem einzelnen Augenblick gemessen werden. 



Die Tuben mit den Scalen waren auf demselben Stativ so gestellt, dass 

 man ohne den Kopf zu bewegen mit dem einen Auge in den einen mit dem 

 anderen in den anderen hineinblicken konnte. Die Beobachtungen der beiden 

 Ströme (in der unverzweigten Leitung und in der Brücke zwischen den Elec- 

 troden) konnten also von einem Beobachter sehr bequem so gut wie gleich- 

 zeitig gemacht werden. 



Der Einfluss der Stromwindungen in dem einen Galvanometer auf die 

 Ausschläge des anderen war sehr klein, betrug am höchsten 0,3 Scalentheile. 

 Correctionen hierfür sind doch eingeführt. Als Rheostaten dienten die frühe- 

 ren Cadmiumjodidröhren. Der Widerstand in diesen, welche mit I, II, III, 

 IV und V bezeichnet sind, betrug 192 000, 472 000, 1240 000, 4 320 000 

 und 10 370 000 Ohm. 



§ 2. 

 Es wurden bei verschiedenen Drucken Beobachtungsreihen gemacht, in 



