J. J. Nervänders gahanometer. 75 



2 Tang a = Tang ß. 



Enligt denna metod utfördes 18 särskilda mätningar, hvilka otvetydigt 

 angifva lagens riktighet intill en afvikning af 30°. 



Härvid bör dock anmärkas att Nervander icke ännu hade att tillgå ett 

 instrument, utfördt med alla de förbättringar, hvilka han själf angifvit, utan 

 ett vida ofullkomligare. Detta gifver anledning att antaga det tangentlagen 

 skulle visat sig vara riktig till ett högre gradtal, om Nervänder varit i 

 tillfälle att använda ett instrument, som i alla hänseenden motsvarat hans 

 förslag. 



Ett mål var sålunda vunnet nämligen en galvanometer, försedd med de 

 egenskaper, som titeln på afhandlingen angifver, men ännu voro icke utslagen 

 på 2:ne skilda galvanometrar, utan vidare, jämförbara med hvarandra. Eör 

 lösande af denna fråga ansluter sig Nervander till ett af Nobili tidigare 

 framstäldt förslag, nämligen: att använda en galvanish ström af konstant styrka 

 för att erhålla en utgångspunkt vid jämförelsen. Då de hydro-elektriska 

 staplarne, såsom varande mycket föränderliga, ej egna sig för detta ändamål, 

 så innebär förslaget användning af ett thermoelement, hvars ena lödningsställe 

 hålles vid 0°, det andra vid 100°, insatt i lika ledningsbanor. Vi använda 

 med afsigt detta uttryck lika, ty det är klart att ledningsmotståndet i ström- 

 banan måste vara detsamma. 



Vi kunna ej undgå att anföra två omständigheter, hvilka vid genomläs- 

 ningen af denna afhandling särskildt framträdt. Dena ena är att Nervander, 

 som visar sig hafva begrepp om ledningsmotstånd, ty vid den ofvan anförda 

 pröfningen af instrumentet göres motståndet i bägge fallen lika stort, ej med 

 ett ord omnämner den Ohmska lagen. Okunnighet om denna lag, som nu i 

 7 år varit publicerad, kan ej gerua mera förutsättas, utan får man väl söka 

 orsaken i Nervänders önskan att i sitt arbete så vidt möjligt ansluta sig till 

 den uppfattning, som då ännu var rådande ibland Frankrikes vetenskapsmän, 

 ty de tillämpade vid denna tid ännu ej denna lag. 



Den andra omständigheten är att Nervander i sitt instrument ej infört 

 det redan af Nobili använda astatiska nålparet. Orsaken härtill får måhända 

 sökas i fruktan för att instrumentet i detta fall mera skulla aflägsna sig från 

 tangent-lagen, hvars tillämpning för honom utgjorde hufvudsak. Senare in- 

 förde dock Nerv ander denna förbättring, hvarigenom galvanometerns känslighet 

 betydligt ökades. 



På Universitetets i Helsingfors fysiska laboratorium finnes 2 upplagor af 

 denna galvanometer. 



