76 S. LEMSTRÖM. 



Det ena instrumentet, utfördt af okänd mekaniker, utgör en trogen kon- 

 struktion af galvanometern, sådan den af Nervander uti ifrågavarande uppsats 

 blifvit beskrifven, så när som på inrättningen för den noggrannare aftäsningen, 

 hvilken endast utgöres af en index, som går tvärt öfver den i halfva grader 

 indelade cirkeln, hvars diameter är 16 cm. Ledningstråden i multiplicatorn 

 är af silfver omspunnen med hvitt silke, för undvikande af det järn, som nä- 

 stan alltid förorenar kopparn och som här skulle hafva utöfvat et mycket stö- 

 rande inflytande. Magnetnålen utgöres här af ett astatiskt nålpar. 



Det andra instrumentet, utfördt af Oertling i Berlin, är icke obetydligt 

 större och af solidare konstruktion och tydligen afsedt för uppmätande af 

 starka galvaniska strömmar. Ledningstråden är af koppar och den rörliga 

 prismatiska magneten (längd = 139 mm., höjd = 9,0 mm., brädd = 1,8 mm.) 

 jämte den cylindriska multiplikatordosan är förlagd inom en ofvantill öppen 

 kopparcylinder, liknande ett cylindriskt kopparkäril, med en diameter af 212 mm. 

 och en höjd af 53 mm. Under cylinderns kopparbotten finnes den för tråd- 

 lagrens orientering i magnetiska meridianen nödiga inrättningen. En cirkel- 

 delning (utförd uti % grader) är anbragt på kopparcylinderns öfre breda kant 

 och magnetnålens ställning afläses med en vid densamma fäst index. Denna 

 är försedd med två fina spetsar, den ena ofvanom den andra, hvarigenom nog- 

 granheten vid afläsningen ökas och parallax undvikes. Orienteringen uti magn. 

 meridianen sker medels nonier, genom hvilka inställningen kan blifva säker 

 på 1 bågminut. 



Den grad af noggranhet dessa begge instrumenter tillåta äfvensom de 

 gränser, inom hvilka strömmens styrka fortfar att vara proportionel mot tan- 

 genten för utslagsvinkeln, har högst sannolikt blifvit af Nervander undersökt, 

 ehuru därom intet finnes publiceradt. Att dömma af de resultat, hvilka Ner- 

 vänder erhöll medels det ofullkomliga instrument, som af honom användes i 

 Paris, är det dock högst sannolikt att dessa gränser här vidgas till inimot 40°. 



Under en längre vistelse i Wien 1834 — 35 sysselsatte sig Nervander 

 med undersökningar uti elektromagnetism och det är mer än troligt att han 

 härunder kom på tanken att konstruera en alldeles ny galvanometer, bygd på 

 en helt annan grund än uti de bägge instrumenter, hvilka ofvan blifvit om- 

 nämda. 



Vi öfvergå till detta instrument, på hvars fullkomnande Nervander arbe- 

 tade ännu kort före sin förtidiga död. Den beskrifning, som vi därom äga, är 

 ej gjord af Nervander, ty han har icke publicerat något om detta instrument. 

 Hans gode vän och medarbetare, den berömde Lenz i St. Petersburg, har 

 åt oss öfverlemnat beskrifningen af denna galvanometer, hvars egenskaper han 



