J. J. Nervänders galvanometer. 77 



tillsammans med Jacobi och Nervandek varit i tillfälle att pröfva. Orsaken 

 till att Nervänder själf icke beskrifvit sin galvanometer torde böra sökas uti 

 den omständigheten att han fortfor ända till sin död att söka fullkomna detta 

 instrument och att han uppsköt att publicera såväl beskrifning som teori 

 ända till dess det var försent. Detta förhållande är i sanning att beklaga, ty 

 uti en kort notis uti Finska Vetenskaps Societetens protokoll för den 20 Juli 

 1840, vid ett möte under tiden för Universitetets 200-åriga jubelfest, säges 

 att Nervander förevisade en galvanometer af ny konstruktion, användbar ej 

 blott till mätning af en stapels „elektrogalvaniska kraft" utan äfven till att be- 

 stämma jordmagnetismens elementer. Om man äfven på grund af Lenz's upp- 

 sats får ett klart begrepp om det Nervanderska instrumentets användning som 

 galvanometer, så kunna vi endast genom sannolika antaganden leda oss till 

 dess användning för bestämmandet af jordmagnetismens intensitet och riktning. 

 Vi stanna härvid i okunnighet om den utveckling Nervänders egna åsigter 

 i detta hänseende undergått och gå därigenom med all sannolikhet miste om 

 ett vigtigt och intressant bidrag till vetenskapens historia. 



II. 



Såsom ofvan anmärktes var det högst sannolikt de forskningar, hvilka 

 Nervander anstälde i Wien, som gåfvo honom anledning till omkonstruerandet 

 af sitt instrument eller hellre till konstruerandet af en alldeles ny galvano- 

 meter. 



o 



Ar 1843 publicerade Lenz sina undersökningar om den galvaniska ström- 

 mens värmeutveckling: „Ueber die Gesetze der Wärme-Bntwickelung durch 

 den galvanischen Strom" (Pogg's Ann. Bd. LIX, S. 203, 1843). Vid dessa 

 undersökningar hade han användt Nervänders nya galvanometer eller tangent- 

 bussol och gifver därföre en omständlig beskrifning af densamma. Vi skola 

 återgifva beskrifningen i öfversättning. 



„Emedan det förtroende, som jag tager i anspråk för mina försök, beror 

 af den noggranna pröfningen af de af mig använda mätningsappara- 

 terna, så skall jag till först begynna med en detaljerad beskrifning 

 af dem jämte deras korrektioner: 



10 



