82 S. L E M S T R Ö M. 



magnetnålen och dess index. Detta utfördes sålunda att nålen genom en ström 

 i spiralen aflänkades ömsom på ena och andra sidan af magnetiska meridia- 

 nen, hvarvid afläsning gjordes af nålens bägge ändar; med skrufvarna Q och 

 B jämkades nålens vridningsaxel till dess att aflänkningsvinklarne i ena och 

 andra riktningen blefvo lika stora, när afläsningen skedde i den ena eller an- 

 dra ändan af index. När detta en gång blifvit uppnådt, så behöfde man 

 framledes endast observera den ena ändan af index. Afläsningarne skedde 

 med en loup, som befann sig på plattan PP' och för undvikande af parallax 

 inställer sig observatorn med ögat i det vertikal plan, som genomgår index 

 och upphängningstråden. I det man nu närmar index på ett afstånd af 0,2'" 

 och då cirkeln är indelad från 20' till 20', så kan man vid afläsningen upp- 

 nå en noggranhet af 2'. I det af Lenz använda instrument var upphängnings- 

 trådens torsion så ringa, att den helt och hållet kunde försummas. Före 

 hvarje försök bör spiralen inställas så att dess axel är vinkelrät mot magne- 

 tiska meridianen. För detta ändamål inleddes i spiralen en stark galvanisk 

 ström, som aflänkade nålen ända till 60° ; därefter vreds spiralen i ett sådant 

 läge att den ej åstadkom någon aflänkning af nålen, hvarvid en hög grad af 

 noggranhet kunde uppnås. Strömmen i spiralen omkastades och vridningen 

 verkstäldes änyo till dess att nålen ej aflänkades. Genom instrumentets nog- 

 granna uppställning och centreriug visade sig skilnaden imellan de bägge 

 lägena vara jämt 180°. En vridning af 90° instälde spiralen så att dess axel 

 var vinkelrät mot magnetiska meridianen. Denna ställning kallas af Lenz 

 normalställning och hvarje observationsserie började med uppsökandet af den- 

 samma. 



Till följd af variationerna i jordmagnetismen förändras magnetiska meri- 

 dianen oupphörligt; för att behörigen rätta normalställningen härefter äfvensom 

 för att städse af beqvämlighetsskäl kunna inställa index på graderingens noll- 

 punkt gjorde Lenz senare den graderade cirkeln rörlig medels en särskild 

 concentrisk axelhylsa, hvarigenom cirkeln med tillhjälp af horizontalarm under 

 brädet AÄ och en mikrometerskruf kunde inställas så att nollpunkten stod 

 rätt under index. Då nu alhidaden och spiralen rörde sig med cirkeln, så 

 förblef städse spiralens axel i normalställningen. För att skydda instrumentet 

 för yttre störande inflytelser omgafs detsamma af en glaslåda. 



Detta instrument förvaras i oförändradt skick uti St. Petersburgska Ve- 

 tenskaps Akademins instrumentsamling, hvarest jag senast såg detsamma 1871 

 om våren och enligt Direktor Wilds utsaga, i Januari detta år, har det där- 

 städes fortfarande bibehållits på sin ursprungliga plats. 



Tangentlagens tillämplighet på detta instrument pröfvades af Lenz enligt 



