J. J. Nervänders galvanometer. 87 



besitta. Först i slutet af 1870 talet, när jag närmare lärt mig uppskatta nu- 

 mera aflidne Ingeniören Wetzers stora förtjenster som skicklig mekanisk ar- 

 betare, blef det en dag frågan om detta instrument och då berättade han mig 

 att det utgjorde en del af Nervänders galvanometer. Öfriga delar förvarades 

 på fysikaliska kabinettet och därigenom hade det egendomliga förhållande upp- 

 stått att instrumentet, som blef fullt färdigt kort före Nervänders död, senare 

 aldrig blifvit fullständigt uppstäldt med alla dess olika delar, förr än det nu 

 af Wetzer i sitt ursprungliga skick rekonstruerades. Lyckligtvis hade alla 

 delar under de förflutne 31 åren blifvit omsorgsfullt förvarade, så att rekon- 

 struktionen försiggick med lätthet, isynnerhet som Hr. Wetzer utan minsta 

 tvekan erinrade sig instrumentets alla delar och deras särskilda ändamål. 



Medföljande fototypiska afbildning af instrumentet efter en fotografi, ut- 

 förd af Ingeniör K. Granit å fysiska laboratoriet och med dess apparat, gifver 

 oss en föreställning om detsamma. 



På ett stativ med tre, ofvantill något utböjda fötter, medels solida mes- 

 singsaxlar fastade i charnierer, hvilka äro starkt fastskrufvade i en tjock mes- 

 singsplatta, utgörande stativets bord, står en teodolit på tre med klämmare 

 försedda ställskufvar. Teodolitens horizontalcirkel ee har en diameter af 26,6 

 cm. och är indelad i %-dels grader; medels 2 nonier, 180° ifrån hvarandra, 

 kan afläsningen ske från 10" till 10". Denna cirkel är fästad på en hylsa, 

 rörlig omkring teodolitens axel, vid hvilken den medels en klämskruf kan orör- 

 ligt fästas. Teodolitens axel uppbär en solid rännformig gaffel, hvars ända- 

 mål är att tjena som hållare för höjdcirkelns horizontalaxel (icke afbildad) 

 och för cylindriska magnethuset ce med upphängningsinrättningen då' . Detta 

 magnethus, som med en solid messingsplatta är fastskrufvadt på midten af 

 gaffelns ränna, har en diameter af 143 mm. med en höjd af 37 mm. och upp- 

 bär suspensionsröret då' med sitt torsionshufvud d, indeladt i 60 delar och 

 försedt med behöriga inrättningar för upptagande af cocontråden, för magne- 

 tens upphängning, och dess behöriga inställande i midten af röret, som jämte 

 magnethuset är centreradt i afseende å teodolitens axel. Magnetshusets lock 

 är af glas och ofvanom detta finnes en vridbar loup, hvars ändamål är att öka 

 noggranheten vid afläsningen af magnetens ställning i huset. I magnethusets 

 vägg äro tvänne mikroskoper, med hårkors, inskjutna med friktion uti hylsor, 

 belägna midt imot hvarandra och i fig. afbildade vid C och G". Dessa tjena 

 till att noggrant observera ställningen hos den rörliga magneten ; till hvars 

 beskrifning jag nu öfvergår. 



Magneten utgöres af en välgjord cylinder, 58 mm. lång och 4,2 mm. i 

 diameter, på midten försedd med en hylsa, som ofvantill uppbär en hake för 



