88 S. L E M S T B Ö M. 



upptagande af cocontråden och nedantill ett par vingar af tunnt guldbleck 

 ärnade att nedsänkas i ett litet cylindriskt kärl med olja, hvilket kan inställas 

 i magnethuset. På magnetens ändar kunna skjutas tvänne hattar af silfver, 

 hvars bottnar äro försedda med 16 delstreck, ämnade att inställas framför de 

 bägge mikroskoperna och därigenom i hög grad öka afläsningens noggranhet 

 samt att följa magnetismens variationer under loppet af ett försök. 



Jag kan ej underlåta att härvid framhålla den höga grad af noggranhet 

 hvarmed magnetnålens ställning kan afläsas. 



Tänka vi oss nålen, sedan torsionen blifvit bortskaffad, på vanligt sätt 

 inhängd och stående i magn. meridianen, så kan dess ställning på den gra- 

 derade horizontalcirkeln direkt afläsas med en noggranhet af 10" och efter 

 någon öfning 5". 



När nu varaktigheten af denna ställning kontrolleras med mikroskoperna, 

 den liniära förstoringen hos dessa är tiofaldig, hvarigenom en förändring af 

 0,1 skaldel på hattarne måste blifva märkbar, så kan man utan tvekan an- 

 taga säkerheten vid inställningen vara i det närmaste 5 båg sekunder, en nog- 

 granhet som är lika med den som i närvarande tid uppnås vid de vanliga 

 magnetiska variationsinstrumenten med spegelafläsning. 



Om nålen af en eller annan orsak aflänkas, så kan således aflänknings- 

 vinkeln fås med en noggranhet af Via minut och genom upprepade försök ännu 

 noggrannare. 



Stativets platta är i midten försedd med en cirkelformig öppning för att 

 genomsläppa ramens öfre del. Ifrån Lenz's beskrifning känna vi redan denna 

 ram och skola nu endast fästa oss vid de väsendtligare olikheterna, som det 

 föreliggande exemplaret erbjuda, äfvensom dess dimensioner. 



Kamens längd är 69,5 cm., dess bredd 20,5 cm. och de grofva rörfor- 

 miga hållarena äro indelade i delar af 6,76 mm. (3 pariser linier). 



Ofvantill fortsattes ramen af tvänne messingsstänger nära invid hvarandra, 

 hvilka genomgå hålet i stativets bord och medels inskrufvade tappar fästas i 

 motsvarande hål på en hylsa om omgifver teodolitens axel. Samma hylsa 

 uppbär en i 0°,25 indelad cirkel, som befinner sig under teodolitens tre hål- 

 lare af ställskrufvarne och har en diameter af 168 mm. 



Sistnämda cirkel är försedd med nonie, som gifver en afläsning af en 

 minut. Genom denna inrättning finna vi att ramen kan inställas i hvilken 

 azimuth som helst. Nedtill förlänges ramen af en arm med en kula o af 

 träd ämnad att ingå i ett lerkäril med qvicksilfver, dels för att göra ramen 

 lättare, dels för att dämpa dess möjliga pendelrörelse. Likasom i det af Lenz 

 beskrifna instrumentet, är ramens ändamål att uppbära spiralen, men denna 



