J. J. Nervänders galvanometer. 89 



har nu undergått en betydande förändring, som framgår af följande beskrif- 

 ning. 



Eamens vertikala armar uppbära förställbara hylsor, mellan hvilka befin- 

 ner sig en axel af messing, slutande med tvänne inåt konkava cirkelrunda 

 messingsbleck. Axeln kan vridas genom tappar uti lager, fästa vid hylsorna; 

 denna vridning mätes af en index på en graderad cirkel af 88 mm. diameter 

 och indelad i hela grader. 



På axeln är spiralen upplindad ; tråden i denna är sammantvinnad af två 

 väl isolerade koppartrådar, 1,0 mm. i diameter, och upplindad i 27 lager med 

 inalles 908 hvarf så att det hela bildar ett Mot A af ungefär 13,8 cm. dia- 

 meter. Genom de rörliga hylsorna kan nu denna klotformiga spiral röras i 

 vertikal led och fästas i önskadt läge. 



En jämförelse med det af Lenz beskrifna instrumentet visar oss nu föl- 

 jande vigtiga förändringar, hvilka alla måste anses som förbättringar: 



1° Aflänkningsvinklarnes afläsning kan ske med så stor noggranhet att 

 afseende nödvändigt måste fästas vid magnetismens variationer under 

 försöket. 



2° Genom magnetens förkortande och spiralens omformande har, med all 



sannolikhet, tillämpningen af tangentlagen blifvit utsträckt öfver 40°. 

 3° Genom sin konstruktion för öfrigt är instrumentet synnerligen lämp- 

 ligt för magnetiska deklinationsbestämningar. 

 4° Med användning af en konstant t. ex. termoelektrisk ström kan in- 

 strumentet med framgång användas för åtminstone relativa magnetiska 

 intensitets bestämningar. 

 5° Genom det omsorgsfulla utförandet af instrumentets särskilda delar, 

 kan dess orientering till magn. meridianen och bestämningen af dess 

 konstanter för öfrigt ske med större noggranhet än förut. 

 Huru önskligt det hade varit att Nervänder själf gifvit oss sin teori för 

 detta instrument, framgår tydligt och klart af ofvanstående. Äfven om vi, 

 med ledning af Lenz's beskrifning, lätt kunna använda alla dess delar, för att 

 drifva noggranheten vid galvaniska strömmars mätande till högsta möjliga grad, 

 så stanna vi dock i okunnighet om Nervänders planer med afseende å in- 

 strumentets användning till magnetiska intensitetsbestämningar. 



Huru beklagligt detta är har jag redan framhållit och vill blott tillägga 

 att jag endast gissningsvis, på grund af Nervänders plan att använda thermo- 

 strömmar till erhållande af komparabla galvanometrar, slutit mig till att han 

 äfven vid magnetiska mätningar ärnat använda dylika strömmar. 



