Uibif eine Modifikation der Töpler-Bagen' sehen Quecksüberluftpumpe. 551 



weniger) nehmen kann, so wird v sehr klein und man bekommt auch bei sehr 

 grossen Verdünnungen eine für das unbewaffnete Auge merkbare Depression h'. 

 Bei den kleinsten Spannungen lässt man das Queksilber auch den Theil Ob c 

 langsam ausfüllen, was leicht geht, wenn dieser Theil eine etwas schiefe Lage 

 von b nach c aufwärts hat; das Volumen v wird in dieser Weise noch mehr 

 verkleinert und die Depression vergrössert. 



Nachdem man die Verdünnung bis zum Drucke x" (7) getrieben hat 

 (öfters schon etwas früher), ist es nicht mehr nöthig, dass man das Quecksilber 

 das Reservoir G füllen lässt; man braucht nur die kleine Luftblase durch 

 Obcde hinübertreiben und sogleich wieder das Reservoir Q sinken lassen; 

 hierdurch wird das weitere Evacuiren sehr beschleunigt. 



Bei dem von mir hergestellten Exemplare ist v 1 = 320 ccm., v t = 45,6 

 ccm., lj = 128 mm., a, = 0,8767 qmm., h t = 82 mm., #.= 18 mm., l t = 

 900 mm., a % = 5 qmm., a t = 510 qmm. Das Reservoir G hat eine etwas 

 andere Gestalt als in der Figur; es hat die Form eines Cylinders mit kegel- 

 förmigen Enden. 



Nach (3) erhält man x = 110 mm*), nach (5) x" = 10,2 mm.; zwischen 

 diesen Spannungen kann man die Formel (4) benutzen, wogegen für Spannun- 

 gen von 10,2 mm. an bis zu x" — 0,0247 mm. (nach (7)) die Formel (6) zu 

 gebrauchen ist**). Wenn der Recipientendruck kleiner als 0,0247 mm. ist, 

 berechnet man den Druck nach der Formel (8) oder (9). Der kleinste Druck, 

 den ich gemessen habe, ist etwa 0,000002 mm.; das Luftvolumen v in bc war 

 dabei nur 6,8 cmm. und die Depression h' war eben noch für das unbewaff- 

 nete Auge sichtbar und wurde zu höchstens 0,1 mm. geschätzt. 



Um illusorische Messungen zu vermeiden, muss man natürlich das Capil- 

 larrohr b cd sehr sorgfältig reinigen sowie auch möglichst reines und ganz 

 trockenes Quecksilber anwenden. Dem Seitenrohre H habe ich eine schiefe 

 Lage gegeben, um die Stösse beim Eindringen der Luft aus dem Récipient 

 abzuschwächen. 



Neben den Vortheilen, die eine Erweiterung der Grenzen für die Druck- 



*) Bei den gewöhnlichen Topler-IIagen'schen Luftpumpen fängt die Druckmessung nach die- 

 ser Methode erst bei wenigen Millimetern an. 



**) Die Formel (t>) oder die angenährte Formel s=-^r (bei kleinem v'—v") giebt für den Re- 

 cipientendruck 0,1 mm. die Depression 0,7 mm. und für den Druck 0,025 mm. die Depression 0,18 mm. 

 Die Spannungen zwischen 0,1 und 0,025 mm. fallen somit ziemlich unsicher aus. Man thut daher 

 gut, wenn man etwas unterhalb eine Marke anbringt und das Volumen zwischen den beiden Marken 

 genau bestimmt. Die Depression in b c kann dann schon für einen Druck etwas grösser als x" be- 

 stimmt weiden. 



