552 A. F. S UN D E L L. 



messung immer herbeiführt, hat meine Construktion noch folgenden Vorzug 

 vor den gewöhnlichen Quecksilberluftpumpen. Bei diesen inuss man die letzten 

 Luftblasen durch das lange Rohr B austreiben. Eine solche Luftblase hat 

 schon im oberen Theile des Rohres ein kleines Volumen, das beim Herabsin- 

 ken der Blase in Folge des stark anwachsenden Druckes immer kleiner wird ; 

 sie haftet daher oft an die Wand des Rohres und kommt beim Zurückfliessen 

 des Quecksilbers leicht in die Kugel zurück. Da die Röhre b c im Vergleich 

 mit B kurz ist, wird das Volumen der Blase nicht in demselben hohen Grade 

 vermindert, was ihr Uebertritt in das Reservoir G sehr erleichtert. Es scheint 

 mir als könnte man hierdurch eine viel grössere Verdünnung hervorbringen 

 als mit den gewöhnlichen Pumpen. Dieser Vortheil wird doch an dem von 

 mir hergestellten Exemplare durch einen sehr bemerkenswerthen Umstand zum 

 Theil aufgehoben. Beim Zurückfliessen des Quecksilbers von G nach K trifft 

 es beinahe immer ein, das alles in G vorhandene Quecksilber her über fliesst, 

 wenngleich die Spannung der Luft in G Meiner als Äj wird. Der durch das 

 Senken von Q herzustellende hydrostatische Druckunterschied scheint demnach 

 nicht hinreichend gross zu werden, um die Cohäsion des Quecksilberfadens 

 Obcde irgendwo aufzuheben. Aus diesem Uebelstande helfe ich mir in fol- 

 gender Weise : ich lasse alles Quecksilber aus G nach K hinüberfliessen ; wenn 

 die Capillarröhre leer ist, bringe ich durch ziemlich schnelles Heben von Q 

 eine Quantität Quecksilber nach G zurück; bei dem nachfolgenden ziemlich 

 schnellen Senken von Q bricht dann gewöhnlich der Quecksilberfaden, weil 

 irgendwo an die Wand der Röhre ein mikroskopisches Luftbläschen haften 

 bleibt. Man muss sich nachher durch langsames Heben von Q überzeugen, 

 dass die in dieser Weise in Ob c zurückbleibende Luftmenge nicht so gross 

 ist, dass eine merkbare Depression in cd durch das Füllen von Ob c bewirkt 

 wird. Nach wenigen Versuchen gelingt dies immer und die Pumpe ist für 

 den nächsten Kolbenzug in Ordnung. Vielleicht könnte man durch Abände- 

 rungen der Form und Weite der Verbindung Obcde das Brechen des Queck- 

 silberfadens erleichtern. Da es mir bis jetzt an nöthigem Materiale mangelte, 

 konnte ich Versuche in dieser Richtung nicht ausführen.*) 



Den Zweck des Reservoires F habe ich bis jetzt nicht berührt. Neben 



*) Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch au einer von mir construirten Schiocfelsüureluftpumpc. 

 Im Allgemeinen muss ich die Schwefelsäure in DE bis zur Verbindungsstelle g der Röhre D mit K 

 sinken lassen, ehe der Schwefelsäurefaden im Auslassrohre bricht. — In Folge eines am Reservoire G 

 erschienenen Schadens wurde ich soeben gezwungen, diesen Theil meiner Quecksilberpumpe neu zu 

 machen; dabei nahm ich eine feinere Röhre Obcde (<u = 0,3401 qmm.) Nach dieser Abänderung 

 bricht der Quecksilberfaden immer und ich habe eine Spannung von etwa 0,000001 mm. messen 

 können. 



