Cari, Tig e k st e d t. 



Fig. 1. 



Nach meiner Methode wird das Gefäss, dessen Puls registriert werden soll, entblösst und 

 auf ein erschütterungsfreies Stativ gelagert. Auf das Gefäss wird eine Glassaite von etwa 

 0,005 nun Durchmesser und 2 bis 4 mm Länge angebracht. Diese Saite adhäriert an der 

 leuchten Gefässwand und folgt vollständig allen Bewegungen derselben. Da indessen die Ober- 

 fläche des Gefässes nie ganz glatt ist, wird ein Teil der Saite immer ein oder einige Hunderts- 

 tel eines Millimeters von der Gefässwand erhoben, und die 

 Bewegungen dieses verhältnismässig freien Teils der Saite 

 worden bei etwa 500-maliger Vergrösserung photographisch 

 registriert. 



Die Schwierigkeit, nach dieser Methode den Puls 

 zweier Gefässe gleichzeitig zu registrieren, liegt hauptsäch- 

 lich darin, dass die betreffenden Gefässe eine genau be- 

 stimmte Lage in Bezug auf die beiden Projektionsmikro- 

 skope und die zugehörigen Beleuchtungsvorrichtungen „ein- 

 nehmen müssen. Auch sollen die beiden Mikroskope die 

 Pulskurven auf eine und dieselbe photographische Platte 

 projizieren, sowie alle Teile der Versuchsanordnung ganz 

 erschütterungsfrei sein. 



Diese Schwierigkeiten waren, meiner Meinung nach, 

 durch Fixierung des einen Projektionssystems in einer bestimmten Lage am leichtesten zu 

 überwinden. Nachdem dann die eine Arterie durch zweckmässige Lagerung des Versuchstieres 

 in die richtige Stellung vor dem entsprechenden Mikroskop gebracht worden war, sollte das 

 zweite, in allen Richtungen 

 bewegliche Projektionssys- 

 tem in der Weise verscho- 

 ben werden können, das der 

 Puls der zweiten Arterie auf 

 den Spalt des Registrier- 

 apparates an geeigneter 

 Stelle entworfen würde. 



80 cm 



Zementtisch mit Stativ. 



Schema der Projektionssysteme. 



Die Versuchsanord- 

 nung ist folgende (vgl.. 

 Fig. 1—5). 



In einem wandfesten Tisch aus Zement (Fig. 1. /) sind zwei durchgehende, senkrechte 

 Röhre (Fig. l,b.b) festgesetzt; durch diese laufen zwei vom Stativ a a ausgehende Röhre 

 (d. d). Mittelst der Muffen (e, e) können diese Röhre d. d und also auch die Platte des Stativs 

 in beliebiger Höhe fixiert werden. Die drei Schrauben c, c, c dienen zur feineren Einstellung 

 des Stativs. 



Am oberen Ende des Stativs ruht eine im Bilde nicht dargestellte. 30 kg. schwere Blei- 

 Tom. xLvni. 



