Gleichzeitige Registrierung îles Pulses hei swei verschiedenen Arterien. 



platte, an welche das Uperationsbrett mit dein daran befestigten, tief narkotisierten Versuchs- 

 tier festgeschraubt wird. 



Diese Anordnung hat sich als in hohem Grade erschütterungsfrei bewährt. 



Hinter dem genannten Stativ (Fig. 2 und 3, k) ist die feste optische Bank (e), welche den 

 Beleuchtungsapparat mit der Bogenlampe (b), den Knndensorlinsen (c und /) und den Kühl- 

 gefässen (d. d) trägt, am Zementtisch befestigt. Vor dem Stativ ist das zu diesem Projektions- 

 system gehörige Mikroskop (I) angebracht. Am Projektionsokular des Mikroskopes ist ein 

 Umkehrprisma nach Garten (m) montiert; durch dasselbe wird der Schatten der auf die Arterie 

 angebrachten Saite vertikal gestellt. 



Das zweite Projektionssystem ist an einer beweglichen optischen Bank (e') befestigt. Sein 

 vorderes, mit dem Projektionsmikroskop (V) armiertes Ende ist mit dem hinteren Teil, welcher 

 das Beleuchtungssystem trägt, mittelst eines stark gekrümmten Zwischenstückes (i) verbunden. 

 Diese Konstruktion der optischen Bank ist deswegen notwendig, weil sonst die Fusse des Sta- 

 tivs (k) nicht gestatten würden, dieselbe bis zur Berührung mit dem fixen Projektionssystem 

 zu bringen. 



An ihrem hinteren Ende (Fig. 2 und 3, a) geht die bewegliche optische Bank in eine 

 kreisrunde Platte (Fig. 4, /) über, welche auf einer Schneide (Fig. 4, b) ruht. Durch einen 

 mit Schraubengängen versehenen Bolzen und die dazu gehörige, mittelst eines Steuerrades 

 (Fig. 4, e) bewegliche Schraubenmutter (Fig. 4, d) wird die Platte (/) auf die Schneide (b) 

 fixiert. 



Anfangs wollte ich die Schneide ein für allemal an einen geeigneten Ort des Zement- 

 tisches befestigen (Fig. 2, o) und mittelst eines Doppelprismas (Fig. 2, n) das vom Projektions- 

 mikroskop austretende Licht gegen den Spalt des Registrierapparates ablenken. Da es aber 



unter den jetzigen Verhalt- 

 es- 3. 



nissen nicht möglich war, 

 ein derartiges Doppelprisma 

 zu erhalten, war ich ge- 

 zwungen, die Schneide 

 längs einer Schiene ver- 

 schiebbar zu machen (Fig. 

 3, s; Fig. 4, a): dadurch 

 kann das ganze bewegliche 

 optische System in der 

 Richtung gegen den Spalt 

 des Registrierapparatesein- 

 gestellt werden. 

 Ich will nicht verneinen, dass dies gewisserm assen einen Vorteil darbietet; andererseits 

 würde aber die Einstellung durch die Anbringung eines Doppelprismas vor dem Mikroskop in 

 hohem Grade vereinfacht' werden, und ich werde auch, sobald die Umstände dies gestatten, 

 meinen Apparat in dieser Hinsicht vervollständigen. 



Unmittelbar vor dem Teil der beweglichen optischen Bank, welcher das Beleuchtungs- 

 system trägt, ist diese mit einem senkrechten, mit Schraubengang versehenen Bolzen (Fig. 2 und 

 N:o 2. 



Schema der Projektionssysteme. 



