Fig. 4. 



(i Carl T i ge BS ï k d t. 



3, h) ausgestattet, welcher auf der horizontalen, plangeschliffenen Eisenplatte (g) ruht. Dadurch, 

 dass dieser Bolzen in der einen oder anderen Richtung verstellt wird, kann der vordere Teil 

 der Bank erhöht oder gesenkt werden und also je nach der Lage der Arterie, deren Puls mit- 

 telst des beweglichen Projektionsaystemes registriert werden soll, eingestellt werden. 



Das bewegliche Projektionssystern ist wie das fixe aus 

 einer Bogenlampe (Fig. 2 und 3, b'), zwei Kondensorlinsen (c 

 und /'), zwei Kühlgefässen (d' und d) sowie einem mit dem 

 GARTEN'schen Prisma (m') versehenen Mikroskop (T) zusam- 

 mengesetzt. \ 



Mittelst Mikrometersehrauhen sind die beiden Projek- 

 tionsmikroskope in zwei gegeneinander senkrechten horizonta- 

 len Richtungen - von der einen Seite zur anderen sowie in 

 der Längsrichtung der optischen Systeme — beweglich. An 

 den betreffenden Mikrometerschrauben sind lange Stöcke ge- 

 lenkartig befestigt, so dass die scharfe Einstellung aus näch- 

 ster Nähe des 2 1 / 2 Meter weit von den Mikroskopen aufgestellten Registrierapparates statt- 

 finden kann. 



Die Bogenlampen sind schwedisches Fabrikat und von Herrn Edward Nerlien in Stock- 

 holm geliefert. Ihr Licht ist an chemisch wirksamen Strahlen sehr reich und entwickelt dabei 



Fig. 5. 



Die Befestigungsvoirichtung am 



hinteren Ende der beweglichen 



optischen Bank. 



Die beiden Projektionssysteme. 



nur wenig Wärme, so dass ein im Brennpunkt des Systems gehaltenes geschwärztes Thermo- 

 meter nur eine Temperatur von 40° C. aufweist. Das schnelle Eintrocknen der Arterien, deren 

 Puls registriert wird, ist also ausgeschlossen. 



Mittelst dieses Apparates in seiner jetzt vorliegenden Gestalt kann der Puls zweier Ge- 

 fässe, welche sich in einer Entfernung von 5 bis 50 cm. voneinander befinden, aufgenommen 

 werden. Wenn ein Doppelprisma, wie oben ausgeführt, vor dem Mikroskop des beweglichen 



Tom. XLVIII. 



