4 Carl Tigkrstedt. 



Hirudin nur sehr spärlich war, und neues Hirudin nicht bekommen werden konnte, 

 wurde dieser Ausweg nie versucht. 



Statt dessen bemühte ich mich, ein offenes Manometer mit den erwünschten 

 Eigenschaften zu bauen, und dies gelang mir schliesslich im Frühling 1915. 



Es war ursprünglich meine Absicht, das neue Manometer nur im Zusammenhang 

 mit einem detaillierten Bericht über die Form der Druckschwankungen in den einzelnen 

 Heizhöhlen zu beschreiben. Da ich aber wegen der stattfindenden Verhältnisse immer 

 noch gezwungen bin, meine Zeit hauptsächlich physiologischen Fragen praktischer Natur 

 zu widmen, und es übriges nicht möglich ist, notwendige Versuchstiere zu bekommen, 

 habe ich mich entschlossen, schon jetzt eine Beschreibung des Manometers zu veröffent- 

 lichen und als Beweis seiner Leistungsfähigkeit einige mit demselben gewonnenen Kurven 

 über den Druckverlaul in der linken Kammer des Kaninchenherzens mitzuteilen. ! 



Das Manometer (Fig. 1) besteht aus einem kurzen zylindrischen Körper von 20 

 mm Durchmesser. Der Körper verjüngt sich nach unten und trägt an seinem Boden, 

 zur Erleichterung der Füllung, eine mit der Packung /versehene Schraube (/. Gerade 

 am Boden des Manometers öffnet sich eine daselbst angelötete silberne Kanüle (c) von 

 .'}.2 mm lichtem Durchmesser und 30 mm Länge. Die Kanüle ist S-förmig, so dass sie 

 durch den Vorhof hindurch in die entsprechende Kammer hineingefühlt weiden kann. 



Die obere Öffnung des Manometerkörpers ist durch einen an derselben gelöteten 

 Deckel geschlossen. Dieser Deckel hat bei b eine :i mm weite kreisförmige Öffnung mit 

 etwas hervorragendem Rande, an welchem eine dünne Gummimembran gebunden wird. 

 An der Membran wird ein u-förniiges Aluminiumstück von 2 nun Länge, 0.8 mm Breite 

 und O.i mg Gewicht festgeklebt und zwischen dessen freien, nach oben gerichteten, mit 

 zähem Leinöl bestrichenen Enden eine Glassaite von O.oi — O.oos mm Durchmesser und 

 2 mm Länge befestigt. Die Bewegungen der Saite werden unter mikroskopischer Pro- 

 jektion nach dein bei meinen Pulsuntersuchungen benutzten Verfahren photographisch 

 aufgenommen. 2 



Weil das Projektionsobjektiv wegen der bei der Registrierung benutzten starken 

 Vergrösserung (500: 1) in der nächsten Nähe der Saite angebracht werden nniss, ist 



1 Das Manometer und einige damit erhaltenen Kurven wurde an der skandinavischen Naturfor- 

 scherversammlung in Christiania Juli 1910 demonstriert. 



2 C. Tigerstedt, a. a. O., s. 111. 



Tom. XLVIIl. 



