Hin neues Manometer. 



die Kapselöffnung, wie aus Fig. 1 ersichtlich, ganz nahe dem Rande des Deckels ver- 

 legt worden. Damit das vom Beleuchtungssystem kommende Lidit möglichst vollständig 

 ausgenutzt werden mag, ist der Deckel schief gestellt. 



Das Seitenstück e dient zur Befestigung des Manometers am Stativ. 

 ..„, ...,., Zum Vermeiden von Erschütterungen ist das Stativ, 



welches das Manometer trägt, sehr kräftig gebaut. Ks besteht 

 (Fig. 2) aus einem rechtwinkligen Messingstück (e), dessen 

 horizontaler Ast mittels eines verschiebbaren Bolzens (/) in 

 eine am Operationstisch (g) angebrachten Rinne daselbst befes- 

 tigt wird. Am vertikalen Ast des Stativs kann mittels des Bol- 

 zens d der bewegliche Arm c in richtiger Lage fixiert wer- 

 den. Dieser Arm trägt das Manometer, indem dessen Seiten- 

 stiiek (e, Fig. 1) mittels der Schraube b im Loch a festge- 

 halten wird. 



Das Manometer wird mit physiologischer Kochsalz- 

 lösung gefüllt. Um dabei alle Luftbläschen zu vermeiden, 

 wird es nach Entfernung der Schraube d (Fig. 1) in der Lös- 



Fig I. Das Manometer in 

 natürlicher ( irüsse. 



ang gekocht und dabei die Kanüle c (Fig. 1) 

 mit einem etwa 7 cm langen Gummischlauch 

 verbunden. Nach Erkalten der Lösung wird 

 die Schraube wieder eingesetzt und der 

 Schlauch durch eine Klemme geschlossen. 

 Erst dann wird das Manometer von der 

 Lösung herausgenommen und eine Gummi- 

 membran über die Oeffnung b (Fig. 1) ge- 

 spannt. 



Da nur ganz kleine Blutmengen in das 

 Manometer, bzw. in die Kanüle hineindringen, 

 ist die Gefahr der Gerinnung an und für 

 sich gering. Um diese noch mehr zu ver- 

 mindern, giesse ich, nach Fortnahme des 

 Gummischlauches, welcher nur dazu dient 

 um des Heraussickern von Flüssigkeit aus 

 dem Manometer zu verhindern, vor dem Hin- 



N:o 4. 



Pig - Das Stativ in '/, der natürlichen Grösse. 



