6 Carl Tigerstedt. 



einführen der Kanüle ins Herz mittels einer Pipette eine starke Hinulinlösung teils in 

 die Kanüle teils durch die Öffnung bei il in den Manometerkörper selbst hinein. Dank 

 diesen Massnahmen kann das Manometer eine Stunde und länger in Verbindung mit 

 der Herzhöhle stehen, ohne dass eine Gerinnung erscheint. 



Bei der Prüfung des Manometers habe ich die von Frank empfohlene Methode 

 benutzt. Ich habe also dasselbe einem hohen Druck — 100 bis 150 mm Hg — ausgesetzt 

 und dann den Druck durch Anzünden eines das System abschliessenden dünnen Gummi- 

 häutchens plötzlich auf Null gebracht. 



Da, wie schon bemerkt, selbst bei einem lange dauernden Versuch in der Regel 

 keine Gerinnung erschien, Hess sich das Manometer, ohne aufs Neue gefüllt zu werden, 

 unmittelbar nach jedem Versuch wieder prüfen. Es war daher durch Feststellung der 

 Schwingungszahl bei jedem Versuch möglich zu erfahren, inwiefern irgend ein Luft- 

 bläschen in das System eingedrungen war und also das Resultat unsicher gemacht hätte. 

 Wie selbstverständlich kann es ja auch zutreffen, dass nach Ende des Versuches beim 

 Herausnehmen des Manometers von der betreffenden Herzhöhle ein Luftbläschen in das- 

 selbe hat eintreten können. In diesem Falle würde also die Prüfung des Instrumentes 

 weniger günstig ausfallen als der Wirklichkeit entspricht, was aber nur zur Folge hat, 

 dass die Kritik des Versuches um so schärfer geworden ist und also in Bezug auf das 

 schliessliche Resultat keine Gefahr bringt. 



Die Grösse des Manometerausschlages variiert natürlich in hohem Grade je nach 

 der bei der mikroskopischen Projektion benutzten Vergrösserung und der Dicke und 

 Spannung der Membran. Bei einer Vergrösserung von 500 mal entspricht ein Ausschlag 

 von 35 — 40 mm einer Druckschwankung von 100 mm Hg. Der Ausschlag ist sehr 

 nahe proportional dem absoluten Wert der Druckschwankung. 



Die in Fig. 3 reproduzierte Kurve stellt das Resultat der Prüfung des Mano- 

 meters dar. Angesichts der hohen Schwingungszahl ist hierbei eine Vergrösserung von 

 nur 250 mal angewendet worden. Da trotzdem die Kurve zur Zeit der£umfang- 

 reichsten Schwingungen so zart ist, dass sie bei direkter Wiedergabe kaum sichtbar 

 worden wäre, habe ich die Kurve unter Anwendung von Luppenvergrösserung und Glas- 

 massstab bei 5-maliger Vergrösserung umgezeichnet. Fig. 3 stellt diese Unizeichnung 

 auf die natürliche Grösse der Kurve reduziert dar. 



Tom. XLVIII. 



