Ein neues Manometer. 



Wie ersichtlich ist die Amplitude der 

 Schwingungen anfangs sehr bedeutend, was 

 seinen Grund in der ausserordentlich schnell 

 eintretenden Druckschwankung und der kleinen 

 Dämpf ung des Manometers hat. 



Innerhalb O.0005 Sek. passiert die Kurve 

 die Gleichgewichtslage und O.0005 Sek. später 

 hat der Ausschlag sein Maximum erreicht. 

 Dann nimmt die Amplitude der Schwingungen 

 schnell ab, so dass die Saite O.09 Sek. nach 

 dem Anfang der Bewegung wieder vollständig 

 in Ruhe übergegangen ist. 



In der hier reproduzierten Kurve beträgt die Schwingungszahl 471 in der Sekunde. 

 In anderen Versuchen ist sie etwas niedriger - 405 in der Sekunde — gewesen; bei 

 einem Versuch war sie nur 330 in der Sekunde. 



Hier hat vielleicht ein in das Manometer hineingekommenes Luftbläschen die 

 verhältnismässig kleine Schwingungszahl verursacht. 



Das Dämpfungsverhältnis, d. h. das Verhältnis zwischen einer Schwingungsbreite 

 zu der folgenden, ist liier sehr konstant und beträgt für die elf ersten Scbwingungen 

 bzw. I.21, I.20, 1.19, I.20, 1.20, I.20, I.20, I.21, I.21, I.21 und I.21 mm. 



Fig 3. Eichungskurve. Die Zeitmarkierung 

 in V, 00 Sek. 



Wie schon bemerkt, ist dieses Manometer in erster Linie für die Kammern des 

 Kaninchenherzens beabsichtigt. Soll das Manometer zu irgend einem anderen Zwecke 

 benutzt werden, muss es mit einer Kanüle anderer Grösse und Form ausgestattet werden. 

 Da aber die Anwendung von besonderen Kanülen in mehrerer Beziehung nicht zweck- 

 mässig ist und da das ganze Instrument zu einem sehr geringen Preis erhalten werden 

 kann, scheint es mir vorteilhaft, für jeden besonderen Zweck ein Manometer geeigneter 

 Form zu benutzen. Zur Druckmessung in den Vorhöfen habe ich ein Manometer mit 

 einer nur wenig gebogenen Kanüle von 12 mm Länge und 3.2 mm lichtem Durchmesser 

 verfertigen lassen. Wegen der Unmöglichkeit, Versuchstiere zu bekommen, habe ich 

 noch nicht die Gelegenheit gehabt, dasselbe anzuwenden. 



N:o 4. 



