16 K. Hallsten. 



Häraf ses att: ?/o,„ intratïar då (C)-kurvans tangent är parallel med ;t'-axeln; 

 Xq„, då samma linie är vinkelrät mot a,-axeln; ?/'o,„ i toppen 8„,; och x'^,„ i 

 punten (^j„,. 



9. Altpar aien för utförande af mätningarna. Apparaten af ser, såsom i 

 paragraf 2 antyddes, mätning af radius vektor 8 och vinkeln (*S'//) eller c. 

 som denna linie gör med ?/-axehi; dermed kan tillika såsom i paragraf 4 



nämndes vinkeln {8(Ig) eller (f~"^i), som radius vektor 8 gör med kurvan 



i omgifningen af punkten xy mätas. Den består såsom plansche V visar af 

 en stark bygel, livilken vid användningen fästes på den tidigare beskrifna 

 mätningsapparaten; vinkeln a mätes nemligen med sistnämnda apparat, och 



radius vektor *S' samt vinkeln (| — ©ij förmedelst vissa delar hvilka uppbäras 



af bygeln. 



Vid instrumentets användning vrides till en början den arm som uppbär 

 mikroskopet för mätande af vinkeln il) åt sidan (dessa delar äro i planschen 

 helt och hållet bortlemnade ) ; sedan fastskrufvas ändarne af bygeln vid en hori- 

 zontal arm som är tixt förenad med apparaten för mätande af vinkeln «; 

 armens hvardera ände stödes härvid af en fot. Dessa fötter komma till an- 

 vändning endast då bygeln är att appliceras till apparaten; och då bygeln af- 

 lägsnats, förkortas hvardera foten genom att inskrufva dess nedra del (en 

 half centimeter ungefär) i den öfra delen, så att instrumentet åter stöder sig 

 på dess ursprungliga tre fötter. Hvarje fot stödes vidare icke direkte mot 

 bordsytan, utan mot för ändamålet afsedda underlag af metall. I samband 

 härmed må nämnas att bordsskifvan utgöres af en cementplatta och hvilar på 

 en piedestal af tegel; (golfven i universitetets nya fysiologiska laboratorium 

 äro af tegel och uppbäras af jernvasar); dessa anordningar äro vidtagna för 

 att i möjligaste mån undvika fortplantning af dallringar från omgifningen till 

 instrumentet. 



Den horizontala delen af bygeln är i detta läge parallel med skrifytans 

 plan, och uppbär ett vertikalt ställdt mikroskop, hvilket kan förskjutas i hori- 

 zontal riktning; förskjutningen verkställes med hand förmedelst en mikrometer- 

 skruf. Förskjutningen afser att inställa mikroskopet resp. dess hårkors på 

 den kurvpunkt för hvilken vinkeln « är inställd. Ar detta läge funnet så 

 fixeras mikroskopet i dess läge förmedelst en härför afsedd skruf, och radius 

 vektor 8 (räknad från skiifytans medelpunkt O till kurvpunkten xy) afläses 



T. XXIX. 



