Sur In mesure des eourants électriques de l'atmosphère. 5 



l'appareil placé plus haut Pu et l'appareil plus bas P^ Deux plaques de zinc 

 amalgamé Z„i et Z„n enterrées ont aussi été employées. En mettant les deux 

 appareils dans plusieurs combinaisons différentes, nous avons reçu des résultats 

 d'où l'on peut tirer des conclusions sur les propriétés de ces appareils. 



Nous les citerons au fur et à mesure, comme elles sont citées dans le 

 Mémoire III „Courant électrique de l'atmosphère" du Vol. III des „Explora- 

 tion internationale des régions polaires, expédition polaire finlandaise, observa- 

 tions faites aux stations de Sodankylä et de Kultala 1882 — 84. Helsingfors 

 1898. Lorsque le circuit, (appareil à pointes, galvanomètre, plaque terrestre) 

 est fermé, le galvanomètre est dévié, montrant en général un courant allant de 

 l'appareil vers la terre, mais souvent dans la direction opposée. Cette déviation 

 est bien variable et la paire d'aiguilles asiatiques est continuellement en mouvement. 



La déviation peut résulter de causes différentes: 1° de la EMF produite 

 par le contact entre la plaque de zinc et la terre; 2" de la ü MF produite par 

 le contact entre les pointes et l'air et enfin 3" de l'électricité atmosphérique. 



Si les deux premières causes étaient les principales, les variations dans les 

 déviations seraient lentes, mais elles sont au contraire bien rapides et chan- 

 gent souvent de signe, d'où l'on peut conclure que: la partie principale de la 

 déviation a sa cause dans Véiectricité atmosphérique, c. à. d. que le courant 

 montré par le galvanomètre est un courant électrique de V atmosphère. Bien 

 qu'il soit clair que l'électricité de la couche d'air dans laquelle les pointes sont 

 situées, doit exercer l'effet principal sur la production de la EMF de l'appa- 

 reil à pointes, nous pouvons cependant conclure par des rayons de lumière de 

 la nature de l'aurore boréale observés dans des circonstances favorables au-dessus 

 de l'appareil à pointes à une hauteur de plus de 100 m, que l'électricité 

 dans les couches d'air environnantes contribue aussi à cette EMF, ou se 

 trouve au moins dans une relation électrique intime avec elles. Nous pouvons 

 regarder l'installation totale comme un tube à mesure entre deux réservoirs 

 d'électricité, l'atmosphère et la terre, le courant nous montre dans laquelle il y 

 a pour le moment un surplus de cet agent actif. 



Quelle différence y a-t-il entre les observations électrométriques et les ob- 

 servations avec appareil à pointes — galvanomètre — plaque ten'estre? Aux 

 observations électrométriques le collecteur de l'électricité atmosphérique (vase 

 à eau courante) est réuni avec un corps isolé dans l'électromètre (l'aiguille 

 entourée de quadrants dans l'électromètre Mascart). Cet instrument nous donne: 



„ _ r g dx G 



d;j dz 



= V~Vo, 



N:o S. 



