Sur hl luetfure des conrnnfs élecfrùpics de Fidmosjjlière. 7 



qui en général excerce les effets principaux, la méthode avec l'appareil à pointes 

 semble être une amélioration assez importante dans la mesure des forces élec- 

 triques dans Tatmosphere. 



Dans le passage de Télectricité de l'air à l'appareil à pointes il naît une 

 résistance considérable, en comparaison de laquelle la résistance du fil conduc- 

 teur et de la plaque dans la terre sont tout à fait négligeables. Cette rési- 

 stance de l'air dépend de plusieurs circonstances. 



Elle décroit avec la hauteur au-dessus de la terre et c'est une des causes 

 pourquoi l'appareil à pointes doit être placé aussi haut que possible, (les autres 

 causes concernent la nécessité d'éviter toutes les perturbations par les objets 

 environnants) ; cette résistance varie encore avec l'humidité de l'air et la pres- 

 sion occasionnelle. Cette variabilité de la résistance nous a conduit à employer 

 la méthode suivante dans les mesures de la EM F du courant électrique de l'air. 



Un élément galvanique (Leclanché ou plutôt Daniel) est introduit dans le 

 circuit, d'abord dans la même direction que le courant él. de l'air et puis dans 

 la direction opposée. Par cette méthode on o])tient le moyen d'exprimer la 

 EMF du courant él. de l'air dans celle de l'élément L qui est connue ou 

 déterminée en volt. 



Voici les formules: 



En appelant: 



la position d'équilibre / 



la déviation causée par le courant él. de l'air . . . » (supposée positive) 

 „ „ par le courant de l'élément dans la direction positive u 

 „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ négative u" 

 le constant du galvanomètre (en ampère) k, 



on a: 



k\{u-I)-{H-I)]^^=k{H-n), 



k [{u-I) - («"-!)]= :^= A («- «"), 



et par addition: 



7 / ' "^ 2L 



Q étant la résistance dans le circuit. 

 En mettant: 



u-I= S' 



N:o 8. 



