10 Selim Lemström. 



clucteurs des mêmes appareils unis séparément par le galvanomètre à la plaque 

 terrestre. 



Les observations sur lesquelles ces résultats sont fondés se trouvent dans 

 le volume déjà cité. 



Pour plusieurs raisons il était intéressant de continuer ces études avec des 

 moyens convenables au sud de la Finlande. Cette intention ne fut réalisée que 

 pendant le printemps et l'été dernier (1899). Après quelques expériences pré- 

 paratoires j'ai installé sur le toit du bâtiment du laboratoire qui se trouve 

 près de l'église Nicolas, un appareil à 43 m de hauteur au-dessus de la mer et 

 sur la tour de cette église un autre à 82,5 de hauteur. Tous les deux con- 

 sistaient en' un fll à- pointes en spires, fixé sur une croix de planches assez 

 minces et soigneusement isolée, par des supports d'ébonite, des poteaux par 

 lesquels elles étaient attachés au toit et à la tour. L'ébonite était couverte par 

 les planches de la croix de sorte que la pluie ne pouvait pas la rendre humide. 

 Le nombre des pointes dans l'appareil sur le toit du laboratoire était de 63, 

 et dans celui sur l'église 80, dans les deux sur une surface d'environ 6 m'^ 



Des deux appareils à pointes, des fils isolés (de cuivre) conduisaient l'élec- 

 tricité au galvanomètre dans le laboratoire et de là à une plaque de zinc 

 (300 cm-) enfoncée dans la terre près du laboratoire. Le galvanomètre con- 

 sistait en une bobine de fil fin de cuivre (0,i5 mm) enroulé sur un cadre ouvert 

 de cuivre. L'une des aiguilles astatiques restait au milieu de la bobine, l'autre 

 au-dessus dans une boîte spéciale de cuivre pour que l'amortissement fût com- 

 plet. La paire d'aiguilles, astatisée entre 0,4 "/„ , était suspendue à un fil d'ar- 

 gent bien mince (0,05 mm). Comme les aiguilles étaient des cylindres ouverts 

 c. à. d. percés par des ouvertures, à peu près de 4 cm de longueur et que la 

 suspension était faite d'aluminium, tout le système était bien léger. Les dé- 

 viations étaient lues avec la lunette et l'échelle réfléchie par un miroir à une 

 telle distance qu'un degré d'échelle (1 mm) d fût égal à 1' c. à. d. à 

 1719 mm. 



Nous avons employé deux galvanomètres: l'un avec une résistance de 

 1255,7 £i et un degré d'échelle — 7,78. lO-y Amp. l'autre avec une rési- 

 stance de 2288,5 ii et en moyenne un degré d'échelle = 2,5. lO-o Amp. 

 L'amortissement dans le premier n'était pas aussi bon que dans le second, où il 

 était complet. 



Comme la résistance dans ce circuit, c. à. d. l'appareil à pointes, le gal- 

 vanomètre et la plaque terrestie, est bien grande, elle doit être mesurée en 

 megohm; la résistance du galvanomètre, plaque terrestre et le reste du circuit 

 métallique n'a pas d'influence appréciable et peut être négligée. 



T. XXIX. 



