Im Jahre 1886 wurde von mir ein Normalbarometer konstruirt, welches 

 als Kontrollinstrument benutzt wurde bei meinen Juni — August 1886 und im 

 März 1887 ausgeführten Vergleichungen zwischen den Hauptbarometern ver- 

 schiedener meteorologischen Anstalten in Schweden, Norwegen, Dänemark, 

 Deutschland, Belgien, Holland, England, Franki-eich, in der Schweiz, in Oester- 

 reich und in Russland. Diese Vergleichungen wurden durch ein von mir- kon- 

 struirtes, ausleerbares Reisebarometer vermittelt und sind zusammengestellt in 

 einer im Jahre 1887 verötfentlichten Abhandlung ^). 



Seit dieser Zeit habe ich mich sehr bemüht mein System für Normalbaro- 

 meter zu entwickeln und zu veiTollständigen, und ist meinen Bemühungen in 

 dieser Richtung eine kräftige Unterstützung von den hiesigen wissenschaftlichen 

 Anstalten zu Theil geworden, da ich Gelegenheit hatte noch drei Exemplare 

 Normalbarometer auszuführen. Die Vergleichungen zwischen diesen Baro- 

 metern haben meinen Bemühungen und Erwartungen wohl nicht völlig ent- 

 sprochen. Da aber in den letzten zwei Jahrzehnten für die Herstellung eines 

 internationalen Systems für Normalbarometer nicht viel gethan wiu-de, sehe ich 

 mich veranlasst meine Vergleichungen hiermit zu veröffentlichen. 



Früliere Arbeiten mit NormanDarometerii. 



1. Hier müssen zuerst erwähnt werden die auf Normalbarometer bezüg- 

 lichen Ai'beiten von dem verstorbenen Direktor Heinrich "Wild. Schon im 

 Jahre 1870 wui'de von ihm ein Normalbarometer für das physikalische Oen- 



') A. F. SuNDELL, Barometervergleichuagen ausgeführt iu den Jahren 1836 — 1887 au ver- 

 schiedenen meteorologischen Centralstellen. Acta Soc. Scient. Fenn., XVI, S. 429. 



