4 A. F. S UNDELL. 



tralobservatolium in St. Petersburg konstruirt ^). Die Lagen der ziemlich 

 weiten Oberflächen der Quecksilbersäule wurden in den zwei Mikrometerfern- 

 röhren eines Kathetometers visirt; die in dieser Weise fixirte Barometerhöhe 

 wurde dann durch Drehung der Kathetometersäule auf einen Millimetermaassstab 

 übertragen und mittels der Mikrometer in Tausendstel mm bestinnnt. Durch 

 meinen Reisebarometer wurde im März 1887 konstatirt, dass dieses Normal- 

 barometer und das meinige bis auf 0,01 mm mit einander stimmten. Die 

 Vergleichung geschah doch nicht direkt mit dem Wild'schen Normalbarometer, 

 sondern mit zwei Wild-Puess'schen Barometern, derer Stand gegen das Nor- 

 malbarometer bekannt war. Im Jahre 1891 wurde dieses Barometer (Normal- 

 barometer I) mit neuen Kammern versehen -). Die Einstellung auf die Queck- 

 silberflächen wird seitdem durch centralen Spitzen oben und unten vermittelt. 

 Mau visirt nach Pernet's Vorschlage ^) die Mitte zwischen der Spitze und 

 ihrem durch Spiegelung in der Quecksilberfläche hervorgerufenen Bilde. Die 

 ziemlich delikate Visirung der eigentlichen Quecksilberfläche fällt somit weg. 



Später ist von Wild ein neues Normalbarometer für das Centralobserva- 

 torium konstruirt (Normalbarometer II) und im Jahre 1892 vollendet worden. Die 

 Kammern des neuen Barometers sind viereckig; vor und hinten ist die Wand 

 weggeschliffen und dmrh aufgekittete planparallele Glasplatten ersetzt. Eine 

 mit der oberen Kammer kommunizirende Töplersche Quecksilberluftpumpe ge- 

 stattet sowohl die Evakuirung des Barometers wie auch die Bestimmung des 

 Druckes im Vacuum, ganz wie bei meinem Nornialbarometer. Bei der Ein- 

 stellung oben und unten werden Spitzen benutzt. Auch wurden nach Thiesen's 

 Vorschlage ■*) die Striche und deren Spiegelbilder eines unmittelbar an die hin- 

 teren planparallelen Glasplatten der Kammer angebrachten Millimetermaass- 

 stabes angewandt und dadurch ein nachheriges Ucbertragen auf einen seitlichen 

 Maassstaab überflüssig gemacht, wie bei meiner Ablesungsmethode. 



Noch ist zu erwähnen das Normalbarometer im Filiale des Centralobser- 

 vatoriums zu Pawlowsk, die im Jahre 1887 ungefähr wie das Barometer I kon- 

 struiit ist mit cylindrischen Kammern. Später, 1892, ist doch eine Spitze über 



') H. V^ILD, Ueber die Bestimmung des Luftdrucks, ßepertorium für Meteorologie, III, 

 N:o 1, S. 23. 



^) H. Wild, Die Normalbarometer des Physikalischen "Centralobsefvatoriums zu St. Peters- 

 burg, ßepertorium für Meteorologie, XVI, N:o 4, 1892. 



^) Nach einer Mittheilung von W. J. Marek, Neues Verfahren Normal-Barometer und 

 Manometer abzulesen. Carls Repertoriiim für Experimentalphysik, XVI, ,S. 585. 



*) M. Thibsen, Ueber die Ablesung von Normalbarometern. Zeitschrift für Instrumenten- 

 kunde, 1886, S. 89, 



Tom.: XXXIV. 



