6 A. F. SUNDELL. 



Spiegelbild visirt und dadurch die Lage der Quecksilberfläche gefunden. Durch 

 das Kathetometer wird dann die Barometerhöhe auf den Maassstab übertragen. 



Herr Ohappuis ') benutzt in seinem mit dem Manometer des G-asthermo- 

 meters verbundenen Normalbarometer die Pernet'schen Spitzen. Bei meinem 

 Besuche 1886 wurde das Reisebarometer mit diesem Normale verglichen. 



Soviel ich weiss sind die Normalbarometer in Sèvres nicht direkt mit ein- 

 ander verglichen worden. 



Uormalbarometer I der Sternwarte zu Helsingfors. 



4. Ich gehe jetzt zur Beschreibung der verschiedenen von mir herge- 

 stellten Normalbarometern und fange mit dem ältesten vom Frühjahre 1886 

 an. Dieser Apparat, welcher die Sternwarte der Universität übernommen hat, 

 ist in Fig. 1 (Figurentafel) schematisch abgebildet. Sämmtliche Theile mit 

 Ausnahme der Mikroskope MM sind an ein Grundbrett von 25 mm Dicke 

 befestigt. Die beiden Kammern RR des Barometers haben eine innere Weite 

 von etwa 40 mm sowie eine Wanddicke von 1,3 mm und sind in Hülsen von 

 Eisenblech mit Gips in der rechten Lage flxirt. 



Die obere Kammer verlängert sich abwärts zu einem excentrischen Halse, 

 durch welchen das Skalenrohr SS in die Kammer sehr nahe an der hinteren 

 Wand hinaufgeht. Das Skalenrohr trägt eine dünne G-lashülse HH mit Kork- 

 boden. Diese Hülse ist mit einer zusammengeschmolzenen Mischung von 

 gleichen Gewichtstheilen nicht raffinirten Harzes und gelben Wachses zii füllen "). 

 Die Mischung wui'de allmählig zugeführt bei vorsichtiger Erwärmung des 

 Theiles RH mit einer leuchtenden Bunsenflamme oder mit einer Alkoholflamme, 

 welche durch gelindes Blasen von der Seite mit dem Munde rundt um mit der 

 Hülse in Berührung gebracht wurde. Die geschmolzene Mischung füllt die 

 Zwischenräume zwischen dem Skalenrohre, dem Kammerhalse und der Glas- 

 hülse vollständig aus und bringt beim Erstarren einen hermetischen Verschluss 

 hervor. Vorher wui"de das durch zwei ringförmige Halter bb gehende Skalen- 

 rolir genau vertikal gestellt mittels des Lothes tt. dessen Drath am oberen 

 Halter befestigt ist und dessen Kugel unten eine Spitze trägt, die gegen eine 



') P. Chappuis, Etudes sur le thermomètre à gaz. Travaux et mémoires du Bureau inter- 

 national des poids et mesures, VI, S. 29. 



') Diese Mischung wurde von Professor E. Edlund in Stockholm angewandt um luftdichte 

 Kittungen herzustellen. Hülsen HH in der obigen Zusammenstellung sind wohl zuerst von 

 Professor Mendblejew eingeführt. 



Tom. XXXIV. 



