Vergleichungen zwischen Normalbarometern. 7 



entsprechende Spitze am unteren Halter einspielt. Diese Verbesserung findet 

 sich niu' an dem zuletzt vollendeten Normalbarometer IV. Bei den fnilieren 

 Exemplaren wurde der Durchmesser der Kugel so berechnet, dass die Kugel 

 das Skalenrohr bei veitikaler Stellung eben berührte. Die Quecksilberkommu- 

 nikation zwischen den Kammern wird duixh das Loch Ô im Skalenrohre 

 ermöglicht. 



5. Die untere Kammer steht mit der Kammer R' iüx das Reserv-Queck- 

 silber in Verbindung. Hier kann man das Ebenholzcylinder P mittels der 

 feststehenden Schraubenmutter A herunterbringen bis dass der unten im Cylinder 

 befestigte Kork K die Verbindung mit der Barometerkammer absperrt. Hierbei 

 wii'd das Quecksilber in beiden Kammern gehoben und die Quecksilberflächen 

 nehmen eine bestimmte, immer gleiche Krümmung an. Die eiserne Stange 

 QQ des Cylinders P ist unten viereckig und durch den Halter B geleitet; die 

 obere Hälfte mag eine doppelte oder dreifache Schraube sein, damit man das 

 Cylinder P schnell abwärts bewegen könne und die Zeit für die vorbereitende 

 Anordnung möglichst kui'z sei. 



6. Die obere Kammer kommunizirt zuerst mit der Trockenkugel E, die 

 etwas Phosphorsäureanhydrid enthält. Durch die fein ausgezogene Röhre 

 aa kann man Luft in das Vacuum hineinlassen, wenn man das Barometer 

 zu demontiren wünscht. Die Wachs-Harzmischung, womit die äussere Oeifnung 

 dieser Röhre verschlossen ist, wird dabei mit einer feinen heissen Nadel durch- 

 stochen. Die weite Seitenröhre der Trockenkugel ist mit einem Korke ver- 

 schlossen und mit Wachs-Harzmischung luftdicht gemacht. 



7. Von der Trockenkugel geht die Glasröhre XX etwa 1 m in die Höhe 

 und dann etwa 115 cm abwärts zui- Röhre YY der Luftpumpe. Diese Luft- 

 pumpe wie auch die Pumpen der di'ei hier noch zu erwähnenden Barometer 

 sowie die übrigen Glastheile wm-den von mir selbst zusammengeblasen aus den 

 betreffenden Kugeln und Röhren, die von Gebr. Herrmann in Manebach be- 

 zogen sind. 



Die Röhre YY ist unten U-förmig gebogen und endet in einem beider- 

 seits offenen vertikalen, 6 cm langen Ansatzrohr, das oben und unten eiserne, 

 mit Schraubengewinde versehene Fassungen trägt. Das obere Ende kann 

 man durch das Aufschrauben des eisernen Deckels D luftdicht verschliessen. 



An die untere Fassung kann die eiserne Hülse U angeschraubt werden, 

 an dessen unterem Ende der etwa 150 cm lange Schlauch NN aus schwarzem 

 Kautschuk angebunden ist. Zur Dichtung beim Deckel D und beim Cylinder 

 U benutzt man dünne Scheiben aus feinem Korke; für U muss die Scheibe in 

 der Mitte durchbohrt sein. Das andere Ende des mit starker Leinwand urage- 



N:o 2. 



