8 A. F. SUNDELL. 



nähten Schlauches ist am unteren Halse der Luftpumpenflasche F befestigt. 

 Diese Flasche muss in solcher Höhe stehen, dass das Quecksilber bei abge- 

 schraubtem Deckel D ganz nahe dem oberen Ende des Ansatsrohres steht. 

 Beim Pumpen ist der Deckel D zugeschraubt ; wünscht man aber den Schlauch 

 NN mit der Flasche F zu entfernen, schraubt man den Deckel ab, entleert 

 die Flasche und den Schlauch und schraubt dann das Cylinder TJ mit dem 

 Schlauche weg. Das untei e Ende des Ansatsrohres kann man dann mit einem 

 aufgeschraubten Deckel zuschliessen. Der Apparat kann ja zuweilen Monate 

 lang unbenutzt stehen und ist es mithin nicht nöthig ein grosse Quecksilber- 

 menge in ihm zu binden. Auch könnte der Schlauch durch die anhaltende 

 Pressung des Quecksilbers beschädigt werden. 



Vom oberen Halse der Luftpumpenkugel L biegt sich die Kapillarröhre 

 ZZ nach abwärts und endigt im Ausflussreservoir C, welcher zur Hälfte mit 

 Quecksilber gefüllt ist. Der senki-echte Abstand von der Marke f am Halse 

 der Kugel zum imteren Theile des Ausflussreservoires beträgt 82 cm. Die 

 Flasche F und das Ausflussreservoir C sind mit Chlorcalciumröhren JJ 

 versehen. ♦ 



8. Beim Piunpen in der gewöhnlichen Weise steigt das Q,uecksilber 

 allmählig aus der unteren Kammer in das Scalem-ohr SS und fliesst durch die 

 Oeffnung in die obere Kammer hinein, wobei auch der Raum zwischen ihrem 

 Halse und dem Skalenrohre gefüllt wird. Die nach hinreichendem Pumpen 

 im Barometervacuum noch zurückgebKebene Luft hat eine gewisse Spannung, 

 die man beachten muss. Diese Spannung wird dadurch gemessen, dass man 

 die Kugel L bis zur Marke f mit Quecksilber aus der Flasche F füllt und 

 dabei an der Millimeterskala ee (aus Papier) beobachtet, wie viel die Queck- 

 silbersäule im Kapillarrohre ZZ deprimirt wii-d. Die Skala ee ist so eingestellt, 

 dass' sie die von der Marke f gerechnete Länge der Röhre angiebt. Steht somit 

 das Quecksilber im Kapillarröhre beim Striche a, wenn das Quecksilber im unteren 

 Kugelhalse bei d ist, und wird die Quecksilbersäule bis zum Striche h depri- 

 mirt, wenn die Kugel bis zur Marke f gefällt wurde, so ist nach dem 

 Mariotte'schen Gesetze der Vacuumdruck 



(b — a) hv 

 V-(b-a) V 



vi 



wo V das Volumen eines Skalentheils im Kapillarrohre (d. h. der innere Quer- 

 schnitt des Rohres), v' der innere Querschnitt des Ausflussreservoires C und 

 F das Volumen der Kugel L von d bis /' bedeuten. Beim Kalibriren des 



Tom. XXXIV. 



