Vergleiclniufien zwischen Normalbarometern. Q 



KapillaiTohres wurde w = 1,8 ram'- gefunden; weiter ist w' = 150 mm^ Das 

 Volumen V wurde durch das Gewicht des eingefüllten Wassers zu 193 cm'' 

 bestimmt. 



Da der Vacuumdruck gewöhnlich nur einige Hundertel nun beti'ägt, genügt 

 im Allgemeinen die einfachere Formel 



V 

 Der konstante Faktor in dieser Formel hat den Werth 



^= 0,00000933 ^. 

 V mm 



9. Das Skalenrohr SS (ein altes Baroraeterrohr) ist inwendig 8 mm weit, 

 auswendig 10 mm dick und ein wenig konisch. Die Theilung, welche wom 

 verstorbenen Mechaniker F. Heiin ausgeführt wurde, geschah in einer dünnen 

 Schicht von mit etwas Talg versetztem Wachse und wurde durch Fluorwasser- 

 stoffgas eingeätzt. Später wurden noch halbe Millimeter hinzugesetzt und die 

 Millimeter beiderseits vom Nullstriche in Fünftel mm getheilt. Die Skala 

 trägt oben die Marke: A. F. S. 1. Der Nullstrich des Maassstabes ist in 

 dei- unteren, der Strich 800 in der oberen Kannner. Die getheilten Enden 

 der Röhre sind inwendig matt geschliffen, um lästige Doppelbilder zu ver- 

 meiden. 



Die Abstände 0-800 und 700—800 der Skala wurden 1886 mit 

 einem der Meteorologischen Centralanstalt zugehörigen Millimeter-Maassstabe 

 bestimmt, der früher mit dem im physikalischen Laboratorium der Universität 

 aufbewahrten Meteretalon F. vei-glichen worden war. Im Jahre 1897 wurde 

 diese Skala mit dem Kontrollmeter der Aichungskommission zu Helsingfors in 

 vertikaler Lage untersucht. Die beiden Bestimmungen haben verschiedene 

 Werthe gegeben. Es wurde gefunden bei + 18°: 



1886. 1897. 



Abstand 0—800 800,388 mm 800,366 mm. 



Der Unterschied beträgt 0,022 mm. Beinahe derselbe Unterschied (bei + 19, °6) 

 zeigt sich zwischen den Bestimmungen des Abstandes 0—800 auf dem genannten 

 Millimeter-Maassstabe : 



1886. 1897. Differenz. 



0—800 800,382 mm 800,358 mm 0,024 mm. 



