10 A. F. S UNDELL. 



Die Komparation 1886 mit ¥^ muss somit ein unrichtiges Kesiütat gegeben 

 haben. Auch für die Distanz 700 — 800 des MilHmeter-Maassstabes liefern 

 die beiden Bestimmungen verschiedene Werthe (bei + ■20,°15): 



1886. 1897. Differenz. 



100,049 mm 100,032 mm 0,017 mm. 



An Pj wurden die Abstände D^—D^^ (200— 1000 mm) und D^— Dg (200— 300 

 mm) benutzt. 



Auch die Ausdehnung des Skalenrohres wurde im Dec. 1896 untersucht. 

 Den dabei erhaltenen Ausdehnungskoeffizienten (0,0000089 + 0,0000015) be- 

 trachte ich doch als sehr unsicher, da die Längendifferenzen der beiden ver- 

 glichenen Maasse bei den tieferen Temperaturen (11° — 15°) sehr schlecht 

 stimmen, weshalb auch der wahrscheinliche Fehler sehr bedeutend ist. Der 

 Werth 0,0000084 wird sich später bequemer zeigen. 



10. Bei der Reduktion der Barometerhöhe auf 0° benutze ich für 

 sämmtliche Normalbarometer eine und dieselbe Tabelle, die durch eine Erwei- 

 terung der Tabelle S. A. 30 in den „Tables météorologiques internationales" ^) 

 erhalten wurde. Da diese Tabelle für Normalbarometer nützlich sein kann bei 

 der Reduktion auf 0°, wenn man die Tausendstel mm richtig erhalten will, 

 ist sie in einem Anhange hier beigelegt worden. Diese Tabelle setzt voraus 

 einen Maassstab von Messing mit dem Ausdelinungskoeftizienten 0,0000184. 

 Daher werden alle Abstände der benutzten Barometer-Maassstäbe hier ange- 

 geben in Skalentheilen bei einer bestimmten Temperatur eines solchen Maass- 

 stabes, welche ich eine Normalskala nenne. Die Zahlen der Tabelle geben 



die Werthe ^'^~'^1 an, wo « = 0,0001818 der mittlere Ausdehnungskoeffizient 



1 + «i ' ' " 



des Quecksilbers und |3 = 0,0000184 der des Normalmaassstabes bedeuten. 

 Die aus der Tabelle für die Temperatur t genommene Zahl muss somit noch 

 mit der beobachteten Barometerhöhe B multiplizirt werden. Für die Bestim- 

 mung der Temperatur sind drei Thermometer T Fig. 1 (Figurentafel) ange- 

 bracht, von denen später näheres mitgetheilt werden wird. Wegen der intimen 

 Berührung zwischen dem Quecksilber und dem Skalenrohre wird dieselbe 

 Temperatur für beide angenommen. 



Bei direkten Vergleichungen von Normalbarometern kann man, wenn der 

 Temperaturunterschied gering ist, die etwas lästige Reduktion auf 0° ver- 



') Tables météorologiques interaationales, publiées conformément à une décision du Con- 

 grès tenu :'i Rome en 1879, Paris 1890. 



Tom. XXXIV. 



