Ver()leiclin7ir/cn zivischen Normalbaromctern . 



13 



sehr vorzüglich; für diesen Zweck vergrösserii sie aber zu stark (1 mm — 

 Umdrehungen der Schraube) und sind sehr unl)e(iuem dadurch, dass der 

 jetzt gebräuchliche Kamm für Rechnung der Umdrehungen im Gesichtsfelde 

 nicht vorhanden ist. Man ist daher gezwungen beim Drehen der Trommel 

 die Umdrehungen je eine zu rechnen diu'ch das Vorbeipassiren des Null- 

 striches beim feststehenden Index. Da man oft bis zu zwanzig Umdrehungen 

 nöthig hat, konnnt ein Veri'echnen nicht selten voi\ Die Trommeln der 

 Mikrometer sind in hundert Theile getheilt. Durch die Schraube werden 

 (wie bei den im Folgenden zu erwähnenden Mikrometern) zwei parallele 

 Dräthe verschoben, zwischen welche die Bilder der Striche genau in der Mitte 

 einzustellen sind. 



14. Im Jahre 1886 war dieses Barometer in 

 meiner Wohnung (steinei'nes, fest fundamentirtes 

 Haus) an einer Ecke der Wand befestigt wie Fig. 1 

 anzeigt. Das Grundbrett GG und der Koinparator- 

 balken GC wurden für sich an die Wand W ge- 

 schraubt; R ist die eine Barometerkammer, S das 

 Skalenrohr, L die Luftpumpenkugel. Zur Rechten 

 hat der Observatör am Mikroskope M guten Raum 

 in der Thüröffnung zum Nebenzimmer. Der Kom- 

 paratorbalken ist sehr solid von verschiedenen Holz- 

 scheiben zusammengesetzt; seine Länge ist 120 

 cm und seine Querdimensionen 7,5 cm. Er hat 

 dem Zwecke sehr gut entsprochen und wui'de auch 

 oft bei vorkommenden Längenvergleichungen ange- 

 wandt. Das Miki'oskop M ist an einem beweglichen 

 Klotz A befestigt, der dui'ch die Schraube K im 

 Klotze B B in jeder erforderlichen Höhe fixirt werden kann 



J\ mmmv.\ 



14 



c 



w 



Fie. 1. 



Bei der Aufstellung in der Meteorologischen Centralanstalt konnte ich 

 eine beinahe gleich gute Stabilität erreichen. Zu der Sternwarte ist der Platz 

 nicht besonders vortheilhaft. Am schlechtesten war die Listallirung diesen 

 Frühling im physikalischen Laboratorium der Universität, wo ich mich mit 

 ganz provisorischen Anordnungen begnügen musste. 



15. E]ine zweckmässige Beleuchtung war nicht immer anzuordnen. In 

 meiner W^ohnung hatte der Beobachter volles Tageslicht vom gegenüber liegen- 

 den Zimmerfenster, und die Einstellungen konnten ganz genau ausgeführt werden. 



N:o 2. 



