14 A. F. S UND ELL. 



Nur ausnahmsweise wurde ein Licht angewandt, welches der Beobachter in der 

 linken Hand hielt Wcährend dass die Drehung der Mikrometertroramel mit der 

 rechten geschah. Andere Modifikationen der Beleuchtung werden später erwähnt. 



16. Die Beobachtungsmethode durch die Spiegelung der Skalenstriche in 

 der Quecksilberfläche wurde von mir im April 1886 vorgeschlagen ^). Etwas 

 früher (im Mäiz) hatte Herr M. Thiesen eine ähnliche Methode veröffentlicht, 

 die auch zur Anwendung im physikalischen Centralobservatorium zu St. Peters- 

 burg gekommen ist (siehe oben 1. und 2.) Nach seiner Methode ist der Maass- 

 stab nicht im Inneren der Kammern, sondern aussen unmittelbar an der hinteren 

 Wand gesetzt, wodurch die Brechung der hinteren Wandplatte von Bedeutung 

 wird. Da in meinen Barometern der Maassstab im Innern der Kammern ange- 

 bracht ist, brauchen wir nur den Einfluss der Brechung durch die Vorderwand 

 beachten. Hier ist nur die Frage von der Verschiebung in vertikaler Rich- 

 tung und wir können daher die Wand als eine planparallele Platte betrachten. 

 Ein Strahl, der unter dem Einfallswinkel i eine solche Platte trifft, wird bekannt- 

 lich ^) in der Einfallsebene um den Betrag 



esini [1 — 7/ — -— ) = e cos i (tg i — tg b) 



\ y w — sxnii 



verschoben, wo h der Brechungswinkel und e die Dicke der Platte sind. Ein 

 von einem Punkte des Maassstabes nach abwärts gerichtetes Strahlenbündel, 

 dessen centraler Strahl die Platte unter dem Einfallsvinkel % trifft, nimmt folg- 

 lich durch die Brechung eine Richtung an, als ob es von einem um die Strecke 

 {ig i - tg b) e höher gelegenen Punkte kommen würde. Ist das Strahlenbtindel 

 nach aufwärts gerichtet, so liegt das virtuelle Bild um die Strecke (tgi—tg b) e 

 tiefer als der emittirende Punkt. Die mit dem Mikrometer gemessene Strecke 

 ist folglich um den Betrag {tg i — tg b -\-tg i' — tg b') e grösser als die wirk- 

 liche Distanz zwischen dem Skalenstriche und seinem Spiegelbilde, wenn i' 

 und b' dem gespiegelten Strahle gehören. Die Hälfte der gemessenen, mit diesem 

 Betrage korrigirten Distanz ist dann der Abstand der Quecksilberfläche vom 

 gespiegelten Striche. Indessen wird ein Theil dieser Korrektion aufgehoben 

 durch die Weise, in welcher der Werth einer Schraubenumdrehung bestimmt 



') A. F. vSuNDBLL, Notiz über ein für die Meteorologische Centralanstalt in Helsingfors 

 projectirtes Normalbarometer. Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens förhandlingar XXVIII, 

 188.^)-1886, s. 82. 



^) P. A. Daguin, Traité élémentaire de physique, 3. éd. 1868, S. 112. 



Tom. XXXIV. 



