16 A. F. SUNDELL. 



1 0207 

 ist ^STjöq^ = ^îll'^1 ^^'^*^ '^*""' gemessene Abstand vom Spiegelbilde zum Striche 



ist = 12,228 X 0,1131 = 1,3830. Davon haben wir nun die Verschiebungen 

 der Bilde abzuziehen. Für den Strich 784,0 haben wir oben den genäherten 

 Abstand 0,682 von der Quecksilberfläche gefunden; seine Verschiebung ist 

 somit 0,682x0,0139=0,0095. Da die Strahlen des Spiegelbildes ungefähr 

 von der Mitte der Quecksilberfläche reflektirt werden, müssen wir einen dop- 

 pelten Einfallswinkel annehmen und die Verschiebung des Spiegelbildes wird 

 = 2x0,0095 = 0,0190. Die ganze Vergrösserung der gemessenen Distanz 

 wird somit = 0,0285 und der wahre Werth ist =1,3545 sowie der Abstand 

 des Striches von der Quecksilberfläche = 0,677 oder 0,005 Skalentheil kleiner 

 als der roh berechnete Abstand. Grössere Abstände als der doppelte oder 1,3 

 sind nicht vorgekommen und kann daher die grösste durch diese Brechung 

 hervorgebrachte Abweichung höchstens zu 0,010 Skalentheil steigen. Der Ein- 

 fluss auf die Barometerhöhe wird doch unbedeutend, da im Endresultate nur 

 die Diiïerenz der Verschiebungen oben und unten wirkt. 



Eine Korrektion in dieser Eichtung für jede Beobachtung ist natürlich 

 nicht ausführbai', da die Rechnungsdata nicht genau bekannt sind. Man kann 

 nur sagen, dass dieser Einfluss um so kleiner wird je näher der gespiegelte 

 Strich an die Quecksilberfläche kommt. Diese Korrektion ist somit von derselben 

 Art wie die Korrektion wegen der Krümmung der Quecksilberfläche und wir 

 können jene als in diese mit einbegriffen ansehen. 



Sind die Flächen der Kammerwand einander nicht genau parallel, so 

 wirkt die Wand auch wie ein Prisma mit sehr kleinem brechenden Winkel p. 

 Bei kleinem Einfallswinkel wird die Deviation des Strahles — p {n — 1), 

 unabhängig vor der Grösse des Einfallswinkels und von der Lage des Strahles 

 gegen die Einfallsnormale. Irgend ein Einfluss auf das Resultat der Messung 

 entsteht daher durch diesen Umstand nicht. 



IS. Um den Einfluss der gekrümmten Quecksilberfläche genauer zu ermit- 

 teln wiu'den die beiden Millimeter vom Nullstriche aufwärts und abwärts in 

 Fünftel mm getheilt. Wenn das Barometer noch nicht luftleer gemacht worden 

 war, wurde die Quecksilberfläche in der unteren Kammer mittels des Cylinders 

 P etwas unter dem Striche — 1,0 gestellt. Man konnte jetzt auf die Striche 

 von — 1,0 bis 0,0 sowie auf ihre Spiegelbilder einstellen. Ich theile hier 

 eine Bestimmung vom Sept. 1896 mit. 



Tom. XXXIV. 



