Vergleichungen zwischen Normalbaromefern. 



17 



Gespiegelter 

 Strich. 



0,0 



— 0,2 



-0,4 



— 0,6 



— 0,8 

 -1,0 



Millimeter 



Einstellung auf 

 das Spiegelbild. 



0,004 

 1,698 

 3,388 

 5,069 

 6,762 

 8,355 



Einstellung auf 

 den StricJi. 



26,804 

 24,885 

 23,012 

 21,251 

 19,395 

 17,669 



Halbe Distanz. 

 Gemessen. Korrigirt. 



13,400 

 11,593 

 9.812 

 8,091 

 6,316 

 4,657 



13,817 

 11,898 

 10,025 



8,264 

 6,408 

 4,682 



1,0 — 0,0 = 1,0044 = 9,135 Umdrehungen. 



Bei der Berechnung der korrigirten Distanzen ist es angenommen, dass das 

 nächste Spiegell)ild 5 Trommeltheile zu nahe der Quecksilbertiäche ist. Bei 

 ebener Fläche wäre daher die Einstelhing 8,305 und es entspriclit der Lage 

 der Quecksilberfläche die Mikrometereinstellung '/., (8,305 + 17,669) = 12,987, 

 von welcher die korrigirten Distanzen gerechnet sind. Führen wir noch die gemes- 

 senen Distanzen in Skalentheile um, so bekommen wir folgende Korrektionen. 



Zwei solche Bestimmungen im Sept. 1896 wurden mit einer Bestimmung 

 im Mai 1906 kombinirt und so wurde folgende Tafel erhalten. 



N:o 2 



