IS A. F. SUNDELL. 



Die im Jahre 1886 angewandten Korrektionen weichen nur für grössere 

 Distanzen von den jetzigen ab. Die Fünftel mm waren anfangs nicht da und 

 wurde die Bestimmung so ausgefülirt, dass ein Millimeter mit dem Mikrometer 

 gemessen wurde sowohl direkt, als auch im Spiegelbilde, das eine Mal so nahe 

 wie möglich an der Quecksilberfläche, das andere Mal möglichst weit davon. 

 Vom Unterschiede der Längen im Spiegelbilde wurden dann die Korrektionen 

 berechnet. Bei dieser Weise der Messung ti'itt der Einfluss der Brechung 

 in der Kammerwand nicht so stark hervor, da nur ein Millimeter gemessen 

 wurde anstatt bis zu 3 mm bei späteren Bestimmungen; daher fielen die 

 Korrektionen 1886 etwas grösser aus. 



Da laut der Berechnung in 17. bei einer Distanz von 1,3 die genannte 

 Brecliung eine negative Konektion von etwa 0,010 hervorbringen könnte, so 

 müsste die Korrektion wegen Krümmung allein 0,044 betragen, damit die 

 definitive Korrektion den in der vorhergehenden Tafel angegebenen Werth 

 0,034 haben mag. Die Zahl 0,044 kommt dem Werthe 0,041 in der Tafel 

 vom 1886 sehr nahe. 



') A. F. Sundeil, Baromctervergleichungen, 1. c. S. 20. 



Tom XXXIV. 



