Vergleicllungen ztvischen Normalharometern. 19 



N'ormall)aroineter II des Poly technisch en Institutes zn Helsingfors. 



19. Schon im Herbste 1886 wmde ein zweites Exemplar Normalbaro- 

 meter zusammengestellt. 



Die Kugel der Luftpumpe hat einen Inhalt von 177 cm'* und der innere 

 Querschnitt des Kapillarrohres ist — 1,88 mm^ Den Vacuumdruck berechnet man 

 daher mit dem Faktor 



V 1 

 Yj = 0,0000106 — • 



V mm 



Eine bemerkenswerthe Veränderung in der Kon- 

 struktion zeigt. das Skalenrohr (äussere Dicke 

 12 mm, innere Weite 9 mm). Oben und unten ist 

 der vordere Theil der Glaswand auf einer Länge von 

 90 mm zu etwa zwei Drittel weggesprengt (Fig. 2 

 und Fig. 3) in der Weise, dass nur ein schmaler 

 Streifen SS zurückbleibt, wo die Theilung auf der 

 inneren Seite eingeätzt ist. Man gewinnt so die grösst- 

 möglichste spiegelnde Quecksilberfläclie und kann auch 

 eine Beleuchtung der Skala von hinten anordnen, 

 was ein höchst bemerkenswerther Fortscbritt ist. Der 

 erweiterte Theil oben am Skalenrohre, Fig. 2, ist ein 

 Schliffstück, die im Halse H der oberen Kammer ein- 

 geschliffen ist'). Die delikate Einkittung bei Erwärmung 

 fällt somit weg. Als Schliffschmiere wurde früher 

 eine zusammengeschmolzene Mischung von Wachs 



und Talg angewandt. Jetzt benutzte ich keine Schmiere; eine kleine 

 Menge der oben in 4. erwähnten Wachs-Hai-zmischung wurde auswendig 

 rundum angesetzt und zum Schmelzen mit einem heissen Metalldrath ge- 

 bracht. 



20. Der untere Theil des Skalenrohres l)esitzt ein Seitenrohr AB Fig. .3, 

 die das Quecksilber von der unteren Kammer herauf leitet. Das Hauptrohr 



') Vier solche Kammern, alle von 41,5 mm äusserer Weite, mit zugehörigen Skalenröhren 

 wurden in Manebach hergestellt. Von diesen war nur eine auwendbar, da die Röhren in die 

 übrigen schräg eingeschliffen waren. 



N:o 



