Vergleielmngen z irischen Normalbarometern. 21 



als Mittehverthe aus drei Bestimmungen. Man findet hiermit den Ausdehnungs- 

 koeffizienten 0,()Ü()()()6Ü. 



Mit diesem Ausdehnungskoeffizienten wurden folgende wenigstens zwei 

 Mal gemessene Distanzen auf +16" reducirt, sowie auf die Normalskala vom 

 Ausdehnungskoeffizienten (),(H)00184 bezogen. 



Nonnalbarometer II bei + 16". 



T,,.,,. . Skalentheile 



Millimeter. , „^ , , . 



der JNormalskaia 



0—800 800,2426 800,0071 



10—800 790,2286 789,9960 



20—800 780,2424 780,0128 



30—800 770,215.5 709,9889 



40—800 760,2259 760,0021 



50—800 750,2204 749,9994 



0—750 750,2543 750,0333 



0—760 760,2232 759,9994 



0—770 770,2355 770,0089 



0—780 780,2395 780,0097 



0—790 790,2388 790,0062 



Korrektionen zui' Normalskala bei -(-16". 



0—10 +0,011 0—750 +0,033 



0—20 —0,006 0—760 —0,001 



0—30 +0,018 0—770 +0,009 



0_40 +0,005 0—780 +0,010 



0—50 +0,008 0—790 +0,006 



+ 0,008 0—800 +0,007 



Die Korrektionen der Zwischenstriche werden durch einfache Interpolation 

 berechnet. 



Als Ausgangstemperatur wurde jetzt + 16 " gewcählt, da die Unter- 

 suchung des Maassstabes bei ungefähr dieser Temperatur geschah. Mit den 

 oben angeführten Ausdehnungskoeffizienten wird bei t " die Reduktion auf die 

 Normalskala 



A£ = — 0,0000124 B {t — 16 "). 



22. Die Mikroskope wiu-den von F. Heiin konstruirt. Die Objektive 

 passen doch nicht gut für den Zweck, da ihre Brennweite zu gross ist. Man 



N:o 2. 



