It 



A. F. SUNDELL. 



muss daher das Objektiv etwa 2 cm weit von der Barometerkammer aufstellen 

 und bekommt ein ziemlicti enges Sehfeld. Man kann nui- vier bis fünf halbe 

 Millimeter auf einmal übersehen. 



Der Komparatorbalken ist eingerichtet ganz wie oben in 14. beim Baro- 

 meter I beschrieben wurde. Alle übrigen Theile sind an ein Grundbrett an- 

 gebracht. Die getheilte Fläche des Maassstabes ist nach vorn gewandt und 

 wird von hinten beleuchtet durch entsprechende Ausschnitte im Grundbrette. 

 Die Hinterflächen der Maassstabstreifen sind matt gemacht. ^) 



23. Da unten am Maassstabe keine Fünftel Millimeter sind, wurde der 

 Einfluss der Krümmung dadurch gefunden, dass die Abstände von zwei 

 successiven Strichen zu ihren Spiegelbildern gemessen wurden. Die aus diesen 

 Messungen berechneten Lagen der Quecksilberfläche zeigten einen Unterschied, 

 der mit der Entfernung des der Überfläche näheren Stiiches zunahm. Dieser 

 Unterschied wurde für die Intervalle 0,30—0,80, 0,35—0,85, 0,45—0,95, 

 0,50—1,00 und 0,60 — 1,10 mehrmals bestimmt. 



Dui-ch die Gefälligkeit des Herrn Direktor E. Biese konnte ich bei 

 einigen Reihen Vergleichungen die später zu erwähnenden Mikrometer- 

 mikroskope der Meteorologischen Centralanstalt anwenden, die ganz nahe 

 an die Barometerkammern gebracht werden konnten und ein bedeutendes 

 Sehfeld gewährten. Der Einfluss der Krümmung wurde auch mit diesen Mikro- 

 skopen wie oben bestimmt. Die erhaltenen Korrektionen sind in folgender 

 Tabelle zusammengeführt. 



') Früher schliff ich mit feinem Smergel. Um 

 Glas matt mit flüssiger Fhioiwasserstoffsäure (so genannte Diamantentinte), 



Unfälle zu vermeiden, mache ich jetzt das 



Tom. XXXIV. 



