Yergleichungen zwischen Normalbarometern. 



23 



lormalbaroraeter III der Meteorologisclieii Centralanstalt zu Helsingfors. 



24. Erst im Jahre 1895 wurde das schon 

 1886 projektirte Normalbarometer für die 

 Meteorologische Centralanstalt in Helsingfors 

 hergestellt. Herr Direktor E. Biese beti-achtete 

 dieses Instrument als ganz nothwendig für die 

 Anstalt und unterstützte mich kräftig bei die- 

 sem Unternehmen. Ein sehr* passender Platz 

 wurde im magnetischen Pavillon bereitet. 

 Dieses kleine steinerne Haus ist isolirt gelegen 

 im Park Kaisaniemi und sehr gut fundamentirt. 

 An einem Maueraussprung W Fig. 4 ist das 

 Grundbrett GG mit Messingboltzen ') befestigt 

 und trägt, sowohl ein dünneres Brett mit der 

 Luftpumpe L als auch im rechten Winkel 

 gegen seine Fläche eine Messingscheibe FF, 

 die 80 cm hoch, 16 cm breit und 2,5 mm 

 dick ist. Die beiden Kammern R und das 

 Reservoir R ' sind mit ihren unteren Theilen 

 eingegipst in 15 mm tiefen Messingcy lindern, 

 welche an die Messingscheibe befestigt sind. 



') Um den magnetischen Beobachtungen keine Störungen zu bereiten wurden säramtliche 

 Metalltheile des Apparates, Schrauben etc. aus Messing verfertigt. 

 N:o 2. 



