24 A. F. SUNDELL. 



Eine Verbindungsröhre ist mit Wachs-Harz einerseits an der oberen Baro- 

 meterkammer, anderereeits an der Trockenkugel der Luftpumpe gekittet. 



Das Volumen der Luftpumpenkugel ist — - 161,4 cm', der innere Quer- 

 schnitt des Kapillarrohres = 2,12 mm '\ Für die Berechnung des Vacuum-- 

 druckes gilt somit der Faktor 



V 1 

 -= = 0,00001314 — • 



V ' mm 



25. Das Skalenrohr ist im Halse der oberen Kammer mit Wachs-Harz 

 eingekittet ganz wie am Barometer I, sonst aber wie der Maassstab des 

 Barometers II eingerichtet (Fig. 2 und Fig. 3) mit Seitenrohr unten und ge- 

 theilten Streifen oben und unten. Die Theilung wurde im Jahre 1894 von 

 F. Heiin ausgeführt in halben Millimetern, mit Fünftel unten in zwei Milli- 

 metern. Die Striche sind nicht ganz gut ausgefallen; oben (0 — 50 mm) 

 endigen sie von einem gröberen Theile in einer scharfen, etwas gebogenen 

 Spitze; unten (750 — 800 mm) sind die Striche gut gezogen, aber nicht tief 

 genug geätzt, wesshalb die blaue Farbe (mit einem Blaustifte angebracht) 

 nicht lange sitzen will ; sie wird dui-ch die Friktion des Quecksilbers allmählig 

 weggewaschen und ist dann und wann zu erneuern. Jeder Milliraeterstrich 

 ist numerirt. Diese Skala trägt oben die Marke: A. F. S. Nr. 3. 1888. 



26. Die Theilung wurde sowohl im Jahre 1895 wie auch letztens im 

 Mai 1904 untersucht. Durch unrichtige Auffassung eines Beobachtungsproto- 

 kolles wurden die früheren Vergleichungen fehlerhaft berechnet, in Folge 

 dessen die Korrektionen einiger Striche bis zu 0,02 mm unrichtig ausgefallen 

 waren. 



Bei der späteren Untersuchung wurde auch der Ausdehnungskoeffizient 

 bestimmt. Es wurde erhalten: 



0—800 bei + 7",409 = 800,472 mm 

 + 18,133 800,548 



und wird somit der Ausdehnungskoeffizient = 0,00000885. Die übrige Unter- 

 suchung der Skala gab folgende Resultate, bezogen auf die Temperatur 

 + 15". 



Tom. XXXIV. 



