26 



Erst im Jahre 1903 wurden die neuen Kammern eingesetzt. Ihre innere 

 Weite ist etwa 49 mm, die Wanddicke 1,5 mm. Bei dieser bedeutenden 

 Weite, die eine spiegelnde Fläche von etwa 45 mm gewährt, ist kein Einfluss 

 der Krümmung mehr zu bemerken, wie Herr Dii-ektor Biese durch spezielle 

 Versuche koustatirt hat. Die zugehörige Korrektion fällt somit ganz weg. 



28. Der Komparatorbalken, welcher für sich etwa 6 cm vom Grund- 

 brette des Barometers in der Wand befestigt ist, wurde solider gebaut als die 

 früheren Balken. Die Länge ist 140 cm, die Breite 12 cm und die Dicke 

 8,8 cm. In seiner Rinne kann der Doppelklotz AB (Fig. 4) von 20 cm 

 Höhe in vertikaler Richtung bewegt werden. Der Vordertheil AA trägt 

 mittels eines starken Messingbügels das Mikroskop i/ und kann durch die im 

 Hintertheile BB befestigte Schraube und die Schraubenmutter KK gegen die 

 Vorderfläche des Balkens CC festgeklemmt werden. 



Diese ganze Einrichtung ist nach dem Muster des Vertikalkomparators 

 der Aichuugskommission in Helsingfors konstruirt. 



29. Die Mikroskope wie auch alle Metalltheile des Apparates sind von 

 F. Hejin verfertigt. Die Objektive sowie die Okulargläser sind von Ph. Pellin 

 in Paris bezogen. Die Bilder waren anfangs nicht befriedigend; sie wurden 

 durch eine von Herrn Direktor Biese angebrachte Blendung der periferischen 

 Theile der Objektive verbessert. Ein kleiner Parallax ist noch zu vermerken, 

 die wahrscheinlich durch unrichtige Einfassung der Okularlinsen veranlasst wird. 

 Die parallelen Dräthe im Miki-ometer sind einander zu nahe; das Bild eines 

 Striches am unteren Theile der Skala hat daher nicht genügend Raum zwischen 

 den Dräthen. 



Tom. XXXIV. 



