28 



A. F. SUNDELL. 



Die gi'össte zu erwartende Aenderung im Barometerstande kann man 

 = 80 mm annehmen (von 710 zu 790 mm). Oben kommt daher 0,613 x 80 

 = 49 mm, unten 0,387 x 80 =: 31 mm des Maassstabes zur Anwendung. 

 Die Theilung geht von oben nach unten. Oben wird etwa die Strecke 

 5 — 55 mm, unten die Strecke 765 — 795 mm in Anspruch genommen. Der 

 mittlere Barometerstand 750 entspricht somit den Ablesungen 30 oben und 

 780 unten. Hierbei wird vorausgesetzt, dass das Cylinder P völlig hinabge- 

 schraubt ist. Nach der Beobachtung schraubt man es ganz in die Höhe 

 (etwa 5 cm); dadurch fällt das Quecksilber oben und unten etwa 5 mm. 



Die Kugel der Luftpumpe hat bei + 18" das Volumen 172,12 cm"'', 

 der innere Querschnitt des Kapillarrohres ZZ (Tafel Fig. 1) ist = 1,51^ mm^ 

 und der des Ausflussreservoires ist = 98,5 mm -. Der Faktor für die Vacuum- 

 spannung ist 



|,z= 0,00000878. 



32. Auch für dieses Barometer wird ein Grundbrett GG Fig. 5 benutzt, 

 an welchem ein dünneres Brett mit der Luftpumpe L befestigt ist. Die 



Dimensionen dieses (Irundbrettes sind: Höhe 

 110 cm. Breite 22 cm, Dicke 2,2 cm. Weiter 

 sind am Grundbrette zwei Scheiben E, E 

 (siehe auch Fig. 2 in der Figiu'entafel) aus 

 altem Eichenholz (Höhe 16 cm. Breite 11 cm, 

 Dicke 2,5 cm) festgeschraubt, an welchen eine 

 Messingscheibe FF (Höhe 102 cm, Breite 

 8,8 cm, Dicke 4 mm) angebracht ist, die die 

 Barometerkammern trägt. Diese Scheibe steht 

 dem Grundbrette parallel (nicht wie am Baro- 

 meter III senkrecht dagegen), damit die Theile 

 des Barometers in vollem Lichte stehen mögen 

 und daher leichter überwacht werden können. 

 Am unteren Eichenklotz und hinter der Messing- 

 scheibe ist das Reservoir R ' für das Reserv- 

 quecksilber befestigt. Die Verbindungsröhre 

 zwischen der unteren Kammer B und dem 

 Reservoir R' geht durch einen Ausschnitt am 

 unteren Rande der Messingscheibe. Die Be- 

 wegungsmechanik des Cylindei's P wird von 



Tom. XXXIV. 



