Vergleichungen zwischen Noniialbaronietern. 



29 



Fis-. 6. 



einem besonderen, am Grundbrette befestigten Holzklotze E' (Tafel Fig. 2) 

 getragen. Sämmtliche Metalltheile sind vom Mechaniker des Laboratoriums 

 O. Lind verfertigt. 



33. Die Verbindung zwischen der oberen Kammer und der Trockenkugel 

 wird durch eine besondere Röhre mit drei Schenkeln, Fig. 6, hergestellt. Die 

 in Spitzen ausgezogenen Röhren der Kammer und der Trockenkugel sind mit 

 ( i lashülsen R und E versehen, in welchen die abwärts gerichteten Schenkel 

 der Verbindungsröhre mit Wachs-Harz unter Erwärmung 

 gekittet werden. In der Oeffnung des dritten, aufwärts 

 gerichteten Schenkels ist das unten zu feiner S])itze gezogene 

 Rohr a a mit ein wenig Wachs-Harz eingesetzt. Das 

 äussere Ende dieses Rohres ist ebenfalls mit dieser 

 Mischung verschlossen. Sticht man diesen Pfropfen mit 

 einer heissen Nadel diu'ch, so tritt die Luft langsam in das 

 Barometer und in die Luftpumpe hinein und man kann 

 nach dem Aufschmelzen des Kittes in den Hülsen die Ver- 

 bindungsröhre entfernen, wenn man das Barometer von der Luft- 

 pumpe abzutrennen wünscht. Diese Verbindung zwischen 

 dem Barometer und der Luftpumpe hat sich sehr bequem 



gezeigt bei den vielen schon vorgenommenen Demontirungen und Transporten 

 des Apparates. Das Quecksilber des Barometers wird, wenn nötliig, diu-cli 

 einen kleinen Heber Fig. 7 von der unteren Kammer herausgeleert. 



Dieser Heber ist von drei Glasröhren aa,c,e und zwei schwarzen Kautschuck- 

 röhren bb,ff' zusammengesetzt. Wenn der Heber durch Saugen in e gefüllt ist, 

 wird die Kautschuckröhre ff' von c abgetrennt, c wird abwärts 

 gerichtet und das Quecksilber fliesst heraus ohne dass es mit 

 Feuchtigkeit in Berührung kommt. Dann können die ver- 

 bundenen Reservoire R und R' mit ihren Fassungen wegge- 

 nommen werden und die drei Theile des Apparates: Grund- 

 brett, Luftpumpe und Messingscheibe können separat trans- 

 portii-t werden. pj„ 7 



34. Die drei Thermometer sind im Jahre 1908 von Gebr. Herrmann in 

 Manebach aus Jenaglas gefertigt und werden unten mit einem H und ihi'er 

 Nummer bezeichnet. Die beiden oberen Thermometer sind bis zu etwa + 8" 

 in Glasröhren a a Fig. 8 mit Quecksilber eingeschlossen. Die Schutzröhre 

 des Thermometers T^ (Tafel Fig. 2) in der Mitte ist von derselben Röhre 

 wie das Skalenrohr geschnitten. Dieses Thermometer a\ ii-d somit von der Seite 



N:o 2. 



