30 



A. F. SUNDELL. 



^ 



des Beobachters demselben erwärmenden Einfluss wie das Skalenrohr selbst 

 ausgesetzt und man ist berechtigt anzunehmen, dass es die wahre Temperatur 

 des Quecksilbers im Skalenrohre anzeigt. Das obere Thermometer T^ 

 (in Fig. 2 der Tafel nicht sichtbar) ist von einer dickeren und wei- 

 teren Eölire geschützt, da hier eine grössere Quecksilbermasse im 

 Barometer vorhanden ist. In einigen Vergleichsreihen wurde noch 

 ein viertes Thermometer angewandt, oben in einem speziellen Queck- 

 silberreservoir von derselben Weite Avie die obere Kammer, nach 

 dem Muster einer Anordnung am Normalbarometer I in St. Peters- 

 burg'). Dabei war das Thermometer T.^ beim unteren Halse der 

 oberen Kammer angebracht. Da indessen die beiden oberen Thermometer 

 um nur wenige Oj'^Ol differirten, wurde das vierte Thermometer wegge- 

 nommen und das Thermometer T.j neben die Mitte des Quecksilbei's 

 in der oberen Kammer verlegt, wodurch auch eine völlige üeberein- 

 stimmung mit der Anordnung beim Normalbarometer III hergestellt 

 wurde. 



Die Kugel des unteren Thermometers T, kommt in die untere 

 Kammer hinein und ist nur von einer Glashülse h Fig. 8 geschützt, 

 die aus demselben Glasrohre wie die Seitenröhre des Skalenrohres 

 geschnitten wurde. Diese Anordnung gewährt dem Quecksilber in 

 der Seitenröhre und der Thermometerkugel denselben Schutz. 



Das eigentliche Barometer mit seinen Thermometern ist in der letzten 

 Zeit durch einen Mantel von drei 2 mm dicken Glasscheiben gegen 

 schneller Erwärmung von aussen geschützt. Die vierte Seite des 

 Mantels wird von der Messingscheibe des Barometers gebildet. Dieser 

 Mantel ruht unten auf einem am unteren Eichenklotz befestigten 

 Winkelstreifen von Messing und wird oben durch einen an den 

 oberen Eichenklotz festzuschraubenden Messingbügel fixirt. Bei den 

 früheren Vergleichungen mit anderen Barometern wurde ein Karton- 

 mantel mit Ausschnitten für die Ablesung der Thermometer ange- 

 Die Vorderseiten der Kammern sind selbstverständlich ganz unge- 



(o 



a 



Fis. 8. 



wandt, 

 schützt. 



35. Die Korrektionen der oben erwähnten Thermometer wurden im 

 Jahre 1904 bestimmt mittels des Thermometers H 2(» des physikalischen 

 Laboratoriums, das im November 1903 mit dem Normalthermometer Tonnelot 

 4436 der Aichungskommission in Helsingfors an mehreren Punkten der Skala 



1) H. V^Mld, TJeber die Bestimmung des Luftdruckes, S. 24. 



Tom. XXXIV. 



