32 A. F. SUNPELL. 



wird vom Staub durch ein Kartoncylinder geschützt, welches das Cylinder P 

 umhüllt und mit ihm steigt uud fällt (Tafel Fig. 2). 



37. Einige für Barometermaassstäbe bestimmte Röhren wurden von mir 

 in Stockholm 1903 aus dem Lager bei Numa Peterson ausgewählt. Die ganze 

 Länge einer Röhre war 2 m. Davon wurde ein Stück von etwa 102 cm 

 abgeschnitten und seine Ausdehnung in später anzugebender Weise untersucht. 

 Von diesem Stücke wurde das Skalenrolir geschnitten. Es wurden von mir drei 

 solche Maassstäbe getheilt. Der erste wurde zu stark geätzt und bekam zu 

 grobe Striche. Auf einem anderen wurden die Streifen durch eine chemische 

 Reaktion versilbert; die Tlieilung wurde im Silberlager angebracht und dann 

 eingeätzt. Unglücklicherweise ging diese sehr gelungene Skala verloren, da 

 der untere Streifen durch einen Unfall vom Hauptrohr abgetrennt wurde. 

 Ueberhaupt sind Maassstäbe dieser Konstruktion sehr gebrechlich. Man kann 

 nicht sicher sein, dass beim Absprengen der Röhrenseiten oben und unten 

 ein unmerklicher Riss irgendwo zm-ückbleibt, der nachher bei einem gelinden 

 Stosse ein Zerspringen bewirkt. Ich liess daher den Glasschleifer in Herrn 

 Julius Tallbergs Geschäft zu Helsingfors die betreffenden Theile eines Rohres 

 wegschleifen und bekam so die zuerst an diesem Barometer angebrachte Skala, 

 die ich IV, bezeichne. Die ganze Länge der Röhre ist 82 cm, die äussere 

 Dicke 13,1 mm und die innere Weite 10,1 mm. Der obere Streifen ist 8,5 cm 

 lang und die Theilnng fängt etwa 0,5 cm vom Ende an. Der untere Streifen 

 hat eine Länge von 7,5 cm; der Strich 800,0 liegt 1,5 cm vom Ende. Auch 

 dieser Maassstab hat später einen Riss bekommen gerade da, wo der untere 

 Streifen anfängt. Dieser Sprung erstreckt sich jetzt bis auf drei Viertel der 

 Streifenbreite, scheint aber nicht mehr zuzunehmen. 



Es schien mir doch rathsam einen neuen Maassstab anzufertigen und ich 

 wählte für diesen Zweck eine noch zurückgebliebene Röhre von Numa Peterson. 

 Das Abschleifen bei Julius Tallberg gelang aber diesmal nicht und die Röhre 

 ging verloren. Ich berieth mich jetzt mit Herrn Glasbläser G. Kahl aus 

 Stockholm bei seinem Besuche in Helsingfors im Herbst 1904. Er übernahm 

 das Herstellen von vier fertiggeschliffenen Skalenröhren, die ich im Dezember 

 1904 empfing und die auch jetzt keine Sprünge zeigen. Eine von diesen 

 Röhren habe ich später getheilt und in dieses Barometer als Skala IVj 

 installirt. 



38. Die Ausdehnung der Röhre IVj wurde im Horizontalkomparator der 

 Aichungskommission untersucht. Der zu erreichende Temperaturunterschied 

 (durch eingestellte Heizung des Beobachtungssaales) betrug nur 8", da abei- 



Tora. XXXIV. 



