Vergleichungen smschen Normalharometern. 33 



sowohl die Maassstcäbe als auch die Thermometer im Doppelkasten des Kom- 

 parators besonders gut geschützt waren, können die Temperaturen als sehr 

 sicher angesehen werden. Man erhielt: 



Länge der Röhre zwischen eingeätzten Strichen. 



bei + IS/gO 1000,294 mm. 



-f- 10,94 1000,258 



Daher ist der Ausdehnungskoeffizient für Erwärmung von 0° an = 0,0000045. 



Dieser Werth ist ungewöhnlich klein. Eine zweite, in derselben Weise 



untersuchte Röhre zeigte auch den sehr kleinen Ausdehnungskoeffizienten 



0,0000051. 



Mit dem gefundenen Ausdehnungskoeffizienten sind die folgenden Längen 

 laut den Vergleichungen im Vertikalkomparator der Aichungskommission für 

 + 16 " berechnet. Der obere Streifen dieser Skala trägt die Mai-ke Å. F. S. 



19103. 



N:o 2 



Normalbarometer IVj bei + 16 °. 



Millimeter. SkalentheUe 



der Normalskala. 



0—800 800,2875 800,0520 



10—800 790,2991 790,0665 



20—800 780,2857 780,0561 



30—800 770,2835 770,0568 



40—800 760,2762 760,0524 



50—800 750,2667 750,0459 



60—800 740,2729 740,0550 



0—760 760,2792 760,0554 



0—770 770,2914 770,0647 



0—780 780,2837 780,0541 



0—790 790,2912 790,0586 



Korrektionen zur Normalskala bei + 16°. 

 0—10 -0,0145 0—760 +0,0554 



0—20 -0,0041 0—770 +0,0647 



0—30 -0,0048 0-780 +0,0541 



0—40 -0,0004 0—790 +0,0586 



0—50 +0,0061 0—800 +0,0520 



0—60 — 0,0030 



Die Reduktion auf Normalskalentheile bei der Temperatur t wird 

 zJB = — 0,0000139 B(t~ 16°). 



