34 A. F. SUNDELL. 



Auch sämmtliche halbe Millimeter wurden mit dem Mikroskope des 

 Vertikalkomparators (1 Trommeltheil sehr nahe =^ 0,001 mm) untersucht. Eine 

 vollständige Korrektionstafel ist daher zur Hand und wurde bei der Berech- 

 nung der Barometerstände benutzt. Hier mag nur bemerkt werden, dass der 

 Unterschied zwischen den Halbmillimetern bis zu 0,01 Skalentheil oder etwa 

 6 Trommeltheile im Miki'oskope des Barometers steigen kann. Eine solche voll- 

 ständige Untersuchung der Theilungsfehler scheint daher, wenn auch zeitraubend, 

 doch nicht überflüssig zu sein. Bei einer längeren Reihe von Vergleichungen ver- 

 tilgen sich doch grösstentheils die Theilungsfehler der Striche in einem Centimeter. 



39. Die oben erwähnte Skala IVg, welche die Marke: A. F. S. 19^05 

 trägt, wurde in horizontaler Lage im November 1905 untersucht. Die Distanz 

 — 800 wm-de gefunden 



bei + 2°,803 = 800,2135 mm, Mittel aus 8 Bestimmungen 

 + 16,500= 800,3154 „ „ 5 



Man bekommt hieraus den Ausdehnungskoeffizienten 0,0000092, mit 

 welchem folgende gemessenen Längen auf + 16" reduzirt wurden. 



Normalb arometer TV^ bei + 16 °. 



