Vergleichungen zwischen Normalbarometern. 35 



Die Reduktion auf Normalskalentheile bei der Temperatur t ist 

 zJB ^ - 0,0000092 B {t — IQ"). 



40. Für dieses Barometer wurden zwei alte, dem Laboratorium zuge- 

 hörige Mikroskope eingerichtet. Die Mikrometer konnten doch nicht ange- 

 wandt werden, da sie nur zehn Umdrehungen eiLaubteh und bei der vorhandenen 

 Vergrösserung wenigstens fünfzehn nöthig waren. Sie wurden daher gegen 

 die Mikrometer dei' dem Barometer II gehörigen Mikroskope ausgetauscht. 



Die Brennweite der von Carl Zeiss in Jena bezogenen Objektive ist = 32 

 mm. Bei der jetzigen Länge der Objektivröhren entspricht 1 mm des Maass- 

 stabes 6,1 — 6,4 Umdrehungen, was freilich eine nicht nöthige Empfindlichkeit 

 ist. Man übersieht dabei 4 mm. Die Bilder sind sehr scharf und ohne jeden 

 Parallax. 



Die Klötze AÄ,BB Fig. 5 für die Mikroskope lassen sich in einem soliden 

 Komparatorbalkcn CC verschieben, ganz wie in 28. beim Normalbarometer III 

 beschrieben ist. Am Klotze AA ist ein rechter Winkel aus Holzstäbchen be- 

 festigt, der hinter den Kammern eine kleine Glühlampe für die Beleuchtung 

 der Skala trägt. 



41. Die Millimeter 796 — 798 des unteren Streifens der Skala IV^ sind 

 in Fünfteln getheilt und wurden benutzt füi- die Untersuchung der Verzerrung 

 der Bilder wegen Brechung durch die Kammerwand und Krümmung der 

 Quecksilberoberfiäche. Da die Vergrösserung hier etwas stärker als beim 

 Barometer III ist, konnte man diesen Einfluss deutlich darthun, wie die folgende 

 Reihe Einstellungen zeigt. 



N:o 2. 



