Vergleichungen zwischen Normalbaromeio-n. 37 



nehmen die Kriiuimungskorrektionen oben und unten einander aus und sind bei 

 diesem Barometer weiter nicht beachtet. 



Vergleictuingen zwischen den Barometern I und II im Jahre 1887. 



42. Es war meine Absicht das Barometer II als Uebertragungsbaronieter 

 auf der Reise zum physikalischen Centralobservatorium in St. Petersburg 

 mitzunehmen. Die Doppelröhre XX (Figurentafel Fig. 1) war für diesen Zweck 

 etwas über der Trockenkugel E durchschnitten und mit Wachs-Harzmischung 

 in geeigneter Weise angesetzt. Nach dem Abheben dieser Röhre konnte man 

 den entsprechenden schmalen Theil des Grandbrettes durch einen Charnier 

 herabfällen. Die ganze Höhe des Apparates wurde dadurch auf etwa 120 cm 

 reduziit und für den Transport angepasst. Da indessen das betretfende Schreiben 

 an Direktor Wild in der Post verloren ging, gab ich diesen Plan auf und 

 benutzte nur das Reisebarometer. 



Für die Vergleichungen mit dem Barometer I wurde das Barometer II 

 an die andere Ecke der oben in 14. erwähnten Thüröffnung aufgestellt, dem 

 Fenster des Zimmers gegenüber, durch welches eine gute Beleuchtung erhalten 

 wurde. 



43. Die drei Thermometer am Barometer I waren im Jahre 1872 zu 

 Stützerbach in Thüringen hergestellt worden. Nach früheren Untersuchungen ^) 

 wird für sie die Korrektion — t>,°4.5 angenommen. Die in Zehnteln getheilten 

 Thermometer J4, J5, J6 des Barometers II von Jena-Glas sind von Gebrüder 

 Herrmann in Manebach im Jahre 1886 bezogen und wiu'den 1891 mit dem 

 in Bui-eau international des poids et mesures zu Sèvres untersuchten Normal- 

 thermometer Tonnelot 4436 der Finnländischen Aichungskommission ver- 

 glichen. Verschiedene Thermometer dieser Lieferung sind mehrmals 1886 — 

 1904 auf ihre Eispunkte geprüft worden und ganz ungeändert gefunden. 

 Daher werden hier die im Jahre 1891 erhaltenen Korrektionen *) an sie an- 

 gebracht. 



Um die Temperatur t der Quecksilbersäule zu erhalten nimmt man zuerst 

 das Mittel der Temperaturen t , und t .., die von den Thermometern unten und 

 oben angegeben werden. Dieses Mittel unterscheidet sich nur um einige 



1) A. F, Sundeil, Barometervergleichungen, 1. c. S. i44, 4i9 (16, '21). 



*) A, F. Sunde 11, Berättelse öfver komparationen af Justeringskommissionens hufvudlikare 

 för vigt med finska statens urtyp för kilogrammet, S. 7. 

 N:o 2. 



